318 H, J. Hambueger: 



wie Blutserum, Lymphe, Humor aquaeus, Milch, studirt, zwar hat man seröse 

 Häute und Schleimhäute mit Flüssigkeiten von verschiedenem osmotischen 

 Druck in Berührung gebracht, um aus der Aenderung dieses osmotischen 

 Druckes Data für die Kenntuiss des Resorptionsprocesses abzuleiten, man 

 hat den Einfluss verschiedener Salzconcentrationen auf die Eeizbarkeit von 

 Nerven und Muskeln studirt, aber den Einfluss von Salzlösungen auf andere 

 isolirte Zellen als die rothen Blutkörperchen hat man bis jetzt nicht unter- 

 sucht. Und doch scheint das aus mehr als einem Grunde erwünscht. 

 Erstens zur Controle der bei den rothen Blutkörperchen gemachten Schluss- 

 folgerungen und zur Entscheidung von desbezüglichen Meinungsverschieden- 

 heiten; aber auch mit Rücksicht auf Fragen, zu deren Lösung die rothen 

 Blutkörperchen nicht geeignet sind, weil dieselben bekanntlich leicht ihren 

 Farbstoff verlieren. 



Es war denn auch schon vor Jahren mein Wunsch, die Untersuchungen 

 über das Volum der rothen Blutkörperchen auf andere Zellen auszudehnen, 

 aber ich stiess bei diesem im Princip zwar äusserst einfachen Plane auf 

 die Schwierigkeit, eine so grosse Menge isolirte Zellen zu erhalten, dass 

 mit den damals mir zur Verfügung stehenden Hülfsmitteln eine Volums- 

 bestimmung möglich sein würde. Diese Schwierigkeit ist jetzt dadurch 

 aufgehoben, dass ich Glasröhrchen anwenden kann, welche ich das vorige 

 Jahr habe anfertigen lassen, um das Gesammtvolum der Bakterien in zwei 

 Culturen zu vergleichen.^ 



Diese Glasröhrchen erlauben mit geringen Quantitäten von Zellen zu 

 experimentiren und doch bedeutende Flüssigkeitsmengen darauf einwirken 

 zu lassen. 



Wie aus der Figur ersichtlich, bestehen dieselben aus einem Trichter, 

 welcher sich in ein Capillarrohr fortsetzt. Letzteres wird verschlossen mittels 

 eines Ebonitstopfens, welcher mittels einer am Glas angebrachten Schrauben- 

 windung verschlossen werden kann. Behufs des genauen Verschlusses ist 

 das Capillarrohr unten flach abgeschliffen und liegt auf dem Boden des 

 Ebonitstopfens eine runde Gummiplatte (mittels eines Korkbohrers aus einem 

 Gummirohr ausgeschnitten). 



Viel kommt natürüch an auf die Genauigkeit der Theilung des 

 Capillarrohres. Controlversuche mittels derselben Quantität Quecksilber, 

 welche wir jedes Mal in ein anderes Röhrchen überbrachten, lehrten, dass 

 der maschinellen Calibrirung nicht zu trauen ist; nicht nur, weil die schein- 

 bar gleich weiten Capillarrohre verschiedener Apparate nicht immer dieselbe 

 Weite besitzen, sondern auch weil das Capillarrohr eines und desselben 

 Apparates nicht an allen Stellen genau die gleiche Weite hat. Wir haben 



Sitzungsberichte der kgl. Äkad. der Wissensch. Amsterdam. 1897. S. 469. 



