486 A. Loewy: 



zum Ende ist bei allen Röhren genau der gleiche und ist bekannt. Die 

 Endfläche des verticalen Capillarstückes ist abgeschliffen. Natürlich ist 

 auch das Capillarrohr bis zu seinem Ende mit Quecksilber gefüllt. 



Ist die Entgasung an der Pumpe beendet, so bringt man das das Gas 

 enthaltende Sammelrohr in die mit Quecksilber gefüllte Wanne, die sich 

 auf dem an der rechten Wand des Wasserkastens verschieblich angebrachten 

 Tischchen [T) befindet. Der capillare Ansatz des Sammelrohres wird sodann 

 durch ein Stückchen capillaren dickwandigen Kautschukschlauches mit dem 

 in der Figur rechten capillaren Ansätze des Rohres B („Analysenrohr"), dessen 

 Endfläche gleichfalls abgeschliffen ist, verbunden. Eine mit Flüssigkeit 

 gefüllte Kautschukmanschette (in der Figur nicht wiedergegeben) lässt sich 

 über die Verbindungsstelle schieben und kann den luftdichten Abschluss 

 sichern. 



Das Analysenrohr B ist vor der Verbindung mit C natürlich voll- 

 kommen, auch im capillaren Ansätze, mit Quecksilber gefüllt, nachdem die 

 Wandungen durch einen Tropfen sauren Wassers feucht gemacht sind. 

 Ebenso muss das capillare Kautschukschlauchstückchen, das die Verbindung 

 mit dem Sammelrohre herstellt, zum Theil mit Quecksilber gefüllt sein. 



Durch Oeffnen des Hahnes an B [b] und starkes Senken der Füllkugel 

 überzeugt man sich zunächst davon, dass keine Luftreste in dem capillaren 

 Theile zwischen Rohr B und C zurückgeblieben sind. Er lässt sich stets 

 mit Leichtigkeit luftfrei machen, wenn zuvor ein genügender Theil des 

 verbindenden Kautschukschlauches Quecksilber enthielt. Sollte aber einmal 

 eine Spur von Luft eingeschlossen sein, so sieht man sie beim Senken der 

 Füllkugel im capillaren Ansätze vom Rohre B erscheinen. Dann muss man 

 natürlich die Verbindung von Rohr B und C wieder lösen, den oberen 

 Capillarschlauch von B mit etwas mehr Quecksilber füllen, von Neuem die 

 Verbindung herstellen und wieder prüfen. 



Ist das Capillarstück luftfrei, so öffnet man auch den Hahn c (des 

 Sammelrohres C) und saugt durch Senken des Füllgefässes die gesammte 

 Gasmasse in das Analysenrohr über, und zwar so weit, dass das Queck- 

 silber noch den Beginn des capillaren Theiles von C und die Bohrung des 

 Hahnes c erfüllt. Das Niveaugefäss wird an irgend einen der links an der 

 Wanne befindlichen Haken angehängt und der Stand des Meniscus an der 

 Scala abgelesen. Zugleich wird die Temperatur des Wassers in der Wanne 

 notirt. 



Es ist zvi^eckmässig, das Niveaugefäss stets so tief zu hängen, dass die 

 Gase unter niedrigem Drucke stehen. Dadurch schützt man sich zunächst 

 vor dem Zurückbleiben von Gasresten zwischen den abgeschliffenen Capillar- 

 enden von B und C und im Capillarschlauche und befördert weiterhin die 

 Genauigkeit der Analyse. 



