Ein vereinfachtes Veeeaheen der Blutgasanaltsb. 487 



Aus einer Calibrirtabelle, deren Einrichtung im Anhange beschrieben 

 ist, entnimmt man das Volumen, das das Gas bei dem abgelesenen Meniscus- 

 stande einnimmt. 



Was die Ablesung des Meniscus betrifft, so kann sie mittels Fernrohr 

 geschehen; die Fernrohrablesung wird jedoch vollkommen überflüssig und 

 so die Gebrauchsfähigkeit des Apparates wesentlich vereinfacht, wenn man 

 sich eines passenden Spiegels bedient, wobei parallactische Fehler der 

 Ablesung ganz vermieden werden können. Am zweckmässigsten erwies 

 sich mir ein Spiegel beistehender Form {S). Er besteht aus einem 8 '"^ 

 breiten, 25 *"^ langen Mattglasstreifen, dessen beide Längsseiten mit je 

 einem 2'='^ breiten Streifen belegten Spiegelglases bedeckt sind. Man legt 

 den Spiegel an die hintere Fläche der Wanne, die man mittels Lothes 

 gleich bei ihrer definitiven Aufstellung in senkrechte Stellung gebracht 

 hat, so an, dass man die Kuppe des Quecksilbermeniscus, das entstehende 

 Spiegelbild des Meniscus und das Bild der eigenen Pupille in einer Hori- 

 zontalebene erblickt, verschiebt, ohne die Kopfhaltung zu ändern, den 

 Spiegel so weit nach oben, dass die Mattscheibe hinter der Kuppe erscheint 

 und erreicht so eine vollkommen scharfe Ablesung, die, wie mir viel- 

 fache Controlversuche ergaben, mit der Fernrohrablesung absolut identisch 

 ist. Eine scharfe und exacte Ablesung ist aber, wie ich noch zeigen werde, 

 zur Gewinnung guter Resultate durchaus nothwendig. 



Das gefundene Gasvolumen gilt es nun auf den sogenannten Normal- 

 zustand, d. h. auf 0°, 760™"^ Hg und Trockenheit, zu reduciren. Wir 

 kennen seine Temperatur, wissen, dass es wasserdampfgesättigt ist, denn 

 die geringe Menge Schwefelsäure, die dem Wasser hinzugefügt wurde, mit 

 dem wir das Sammelrohr C und das Analysenrohr B befeuchteten, drückt 

 die Dampftension nicht merkbar herab. Der Druck, unter dem es steht, 

 ist uns unbekannt. 



Dem Zwecke der Reduction dient nun das Rohr A, das die Function 

 eines Thermobarometers erfüllt. Es enthält ein Quantum atmosphärischer 

 Luft, das bei 0**, 760™°" Hg und Trockenheit ein bekanntes Volumen ein- 

 nimmt, der Einfachheit wegen 10*"'°*, abgesperrt. 



Die Einstellung des Thermobarometers ist einfach. Man liest die 

 Temperatur des die Wanne füllenden Wassers ab, das, um die Temperatur 

 des Gases im Thermobarometer anzugeben, sich natürlich schon einige Zeit 

 in der Wanne befinden muss, ebenso den herrschenden Barometerdruck 

 und die Temperatur am Barometer, und berechnet mit Hülfe bekannter, 

 z. B. in Landolt-Börnstein's Zusammenstellung enthaltener Tabellen, 

 welches Volumen ein Gasquantum, das bei 0^, 760"™ Hg und Trockenheit 

 10"™ beträgt, unter den herrschenden Bedingungen des Barometerdruckes, 

 der Temperatur und der Wasserdampfsättigung einnimmt, und stellt den 



