488 A. Loewy: 



Quecksilbermeniscus auf diejenige Scalenzahl am Kohre ein, die diesem 

 Volumen entspricht. Dann wird der obere Hahn am Thermobarometer 

 sogleich geschlossen und in den Trichter an seinem capillaren Fortsätze 

 etwas Quecksilber gegossen. Die Scalenzahl, auf die der Meniscus ein- 

 gestellt werden muss, ist durch vorherige Calibrirung des Eohres bekannt 

 und wird aus einer diesbezüglich aufgestellten Calibrirtabelle entnommen. 

 Das Nähere über die Calibrirung im Anhange. Hier will ich zur besseren 

 Erläuterung der Thermobarometereinstellung folgendes Beispiel geben. 



Einstellung am 19. Januar 1898. — Bar. = 768-5"™ Hg, Temperatur 

 am Bar. = 15-3''. Zur Reduction des mit dem Glase aufgeätzter Scala 

 versehenen Barometers auf 0" sind nach Landolt-Börnstein, Tab. X, ab- 

 zuziehen: 2.03'"'"; demnach Bar. (0") = 766-47™'". 



Temperatur des Wassers in der Wanne, d. h. auch des Gases im 

 Thermobarometer = 15 •7*', Wasserdampfspannung — s. Landolt-Börn- 

 stein, Tab. XVin — =13-25™™, die von 766-47™™ abzuziehen sind; 

 bleibt Bar. = 753-22™™. 



Die Reductionsformel ist bekanntlich: 



g. 760.(1 + 0-00367 <) 

 Bar. ' 



also in unserem Falle: 



10.760.(1 + 0-00367. 15-7J 

 753-22 ' 



das ergiebt [der Werth (1 + 0-00367 .15-7) wird aus der Tab. VI Landolt- 

 Börnstein's entnommen]: 10-67«'^™. D.h. also aus 10°''™ im Normal- 

 zustande sind 10-67 ''''™ geworden. — Nach der Calibrirtabelle (s. S. 502) 

 entspricht diesem Volumen der Sealentheil: 19-35, auf den durch Heben 

 bezw. Senken des Niveaurohres eingestellt wird. 



Ist das Thermobarometer eingestellt, so ist es ein für alle Mal fertig 

 und höchstens alle paar Monate einmal auf Richtigkeit zu controliren. 



Die Bedingungen, unter denen die im Thermobarometer abgesperrten 

 10 •'<'™ Luft stehen, sind, was Temperatur und Barometer betrifft, die gleichen 

 wie für das Analysenrohr. Der absolute Druck, dem sie ausgesetzt sind, 

 weicht von dem im Analysenrohre ab um die Höhendifferenz der beiden 

 Menisken. Diese würde sich aus der Differenz der Scalenwerthe am Thermo- 

 barometer und Analysenrohre direct ergeben, wenn die Nullpunkte und 

 demnach alle gleichnamigen Zahlen in gleichem Niveau ständen. Das wird 

 jedoch nie vollkommen der Fall sein, und so wird man, bevor man noch 

 das Thermobarometer einstellt, ermitteln, welchen Niveauunterschied gleich- 

 namige Zahlenwerthe im Thermobarometer und im Analysenrohre bedeuten. 

 Dazu braucht man nur bei offenen Röhren, d. h. also bei gleichem (Atmo- 

 sphären-) Drucke, in ihnen eine Fernrohr- bezw. Spiegelablesung zu machen 



