Ein veeeinf achtes Vekfahken dee Blutgasanaltse. 489 



und die Differenz der Scalenzahlen zu nehmen. Diese gilt dann für alle 

 Fälle und wird bei jedem Versuche in Rechnung gestellt. 



Wäre der Druck, unter dem die Gase in beiden Röhren stehen, gleich, 

 bestände also Niveaugleichheit, so wäre durch eine einfache Proportion nach 

 Ablesung des Meniscus im Thermobarometer {A) und Feststellung des Gas- 

 volumens aus der dazu gehörigen Calibrirtabelle das Volumen im Analysen- 

 rohr {£) auf seinen Normalzustand zurückzuführen. Denn wie sich die 

 im Thermobarometer abgelesenen u"""^ Gas zu 10"''™ verhalten, so die 

 v^ <""^ im Analysenrohre zu dem gesuchten reducirten Volumen x; so dass 



V, . 10 .. 



X = - — wäre. 



'V 



Diese einfache Proportion lässt sich nun in Felge der bestehenden 

 Druckdifferenz nicht anwenden. Aber eine mathematische Ableitung zeigt, 

 dass diese Druckdifferenz {d) sich in einer einfachen Formel unterbringen 

 lässt, die immer noch eine bequeme Reduction ermöglicht. Es sei: 



a das im Thermobarometer abgesperrte Volumen bei 0" und 760™™ 

 Bar. (= 10«°™), 



V das Volumen, das a unter den bestehenden Versuchsbedingungen 

 einnimmt, 



p der unbekannte Druck, unter dem es steht, 



t die abgelesene Temperatur, 



dann ist: 



a.(l + 0-00367 0.760 



V = — ^ 



P 

 und 



a.(l + 0-00367 2!). 760 

 p= — ^ . 



Im Analysenröhre {£) herrscht der Druck p + d, wo d die Höhen- 

 differenz der Meniscuskuppen bedeutet, so dass der Meniscus in B um d 

 tiefer als in A steht. 



Das abgelesene Volumen sei = v^ ; dann ist x, d. h. dies Volumen, auf 

 Normalzustand reducirt: 



^ _ Vi(p + d) 



760.(1 + 0-00367 i!) 



und für p den obigen Werth eingesetzt: 



a.ri + 0-00367 2!). 760 



X = 



760.(1 + 0-00367 2!) 



= -^ 1- "i a • 



760.(1 + 0-00367;!) 



