Ein vereinfachtes Verfahren der Blutgasanalyse. 491 



Ist die Kohlensäure absorbirt, so saugt man durch Senken des Niveau- 

 Tohres die Gasmenge wieder in's Rohr B zurück, indem man die Lauge 

 gerade wieder die Hahnbohrung erfüllen lässt, und macht eine neue Ab- 

 lesung beider Menisken und des Thermometers. Um die Vollständigkeit 

 der Absorption zu coutroliren, kann man die Gasmenge nochmals in das 

 laugenhaltige Sammelrohr treiben, eventuell unter Hinzufügung einer neuen 

 Menge Kalilauge, und noch eine Ablesung machen. 



Es folgt nun die Sauerstoflfabsorption. Dafür kommen zwei Methoden 

 in Betracht, entweder die Absorption mittels pyrogallussauren Alkalis oder 

 die durch ammoniakalische Kupferlösung. Die erstere hatte ich gelegenhch 

 der Demonstration meines Apparates in der physiologischen Gesellschaft^ 

 empfohlen. Aus dem in der Eigur sub D abgebildeten Apparate, in dem 

 sich die Pyrogallusmischung (1 Theil Pyrogallussäure gelöst in 3 Theilen 

 Wasser, 1 Theil dieser Lösung vermischt mit 4 Theilen der oben für die 

 Kohlensäureabsorption angegebenen Lauge) zwischen zwei Quecksilbersäulen 

 von der Luft abgesperrt befindet, drückt man nach Oeffnung des Hahnes 

 und Hebung der Füllkugel ein Quantum des Absorptionsmittels von unten 

 in das Sammelrohr, jagt den Gasrest aus dem Analysenrohr in's Sammel- 

 rohr über und lässt absorbiren. So leicht und schnell nun die Kohlensäure 

 absorbirt wird, so langsam und schwierig geschieht bekanntlich eine voll- 

 kommene Sauerstofiabsorption durch Pyrogallussäure. Ich habe Monate 

 lang zahlreiche und umständhche Versuche angestellt, um die Bedingungen 

 zu finden, unter denen am zweckmässigsten die Absorption vor sich geht 

 und bin, wenn ich schliesslich auch zuverlässige und richtige Werthe erhielt 

 und mein Apparat sich als brauchbar für diese Methode erwiesen hat, doch 

 wieder von ihr abgekommen und habe der Kupfermethode den Vorzug 

 gegeben. 



Um eine vollständige Absorption mit Pyrogallussäure zu erzielen, geht 

 man am besten so vor, dass man bei grossen sauerstoffreichen Gasmengen 

 so, wie ich es für die Kohlensäure beschrieben habe, häufig hin- und hertreibt, 

 dadurch also immer wieder die Wände des Sammelrohres mit der Pyro- 

 galluslauge neu benetzt, und so immer eine grosse Absorptionsfläche schafft. 

 Ist auf diese Weise so viel Gas absorbirt, dass nur noch ein kleines 

 Quantum sich im Sammelrohr befindet, so ersetzt man besser das Hin- und 

 Herjagen durch Schütteln. Man lockert zu diesem Zwecke etwas das 

 Sammelrohr in seinem Halter, ohne es sonst irgend wie aus seinen Verbin- 

 dungen zu lösen, und schüttelt 2 bis 3 Minuten das Gas mit dem Pyro- 

 gallat. — Ist die ursprüngliche Gasmenge nur klein gewesen, wie es bei 

 Entziehung nicht zu grosser Blutmengen der Fall ist, so empfiehlt es sich 



1 Dies Archiv. 1898. Physiol. Abthlg. S. 216. 



