Ein veeeinfachtbs Verfahren der Blutgas Analyse. 493 



Wenn auch die hier mitgetheilten Werthe als hinreichend genau gelten 

 tonnten, so Hessen doch verschiedene Umstände den Wunsch rege werden, 

 die Pjrogallatmethode durch eine andere zu ersetzen. Das 5 bis 10 Minuten 

 dauernde Uebertreiben ist keine sehr angenehme Procedur, und sie muss 

 mit Aufmerksamkeit ausgeführt werden, damit nichts vom Absorptions- 

 mittel in's Analysenrohr übergerissen wird. Auch ohne dass dies geschieht, 

 machten sich zuweilen die allmählich auftretenden Aenderungen der Dampf- 

 spannungsverhältnisse geltend, wenn auch, wie ich mich überzeugte, hiervon 

 selbst bei 80 bis 90 maligem vorsichtigen Hin- und Hertreiben nicht viel 

 zu fürchten ist. Am störendsten war aber die zögernde Absorption der 

 letzten Sauerstoffspuren und die dadurch veranlassten häufigen Control- 

 ablesungen, bis nach constatirter ünveränderlichkeit der Menisken die 

 definitive Ablesung erfolgen konnte. 



Ich versuchte es darum auf den Rath des Hrn. Prof. Zuntz mit 

 der von Hempel eingeführten Kupfermethode. Die von mir sonst be- 

 nutzte Phosphormethode war wegen des Eeichthums der Blutgase an Sauer- 

 stofi" nicht anwendbar. 



Die Absorption erfolgt in der mit E (s. Figur) bezeichneten Pipette von 

 bekannter Form, die mit dem linken Capillaransatz des Analysenrohres B 

 verbunden ist. Das zum Capillaransatz führende Uebergangsstück der 

 Pipette wird durch ein nur 0-5™™ weites Capillarrohr gebildet. Die Pipette 

 habe ich nur ein Viertel so gross fertigen lassen, wie die sonst gebräuch- 

 lichen Hempel'schen Pipetten und beim Uebergang in dieCapillare sich ver- 

 jüngen lassen. Sie ist mit Röllchen aus blankem Kupferdrahtnetz angefüllt, 

 wobei darauf geachtet ist, dass auch der oberste Theil der Pipette genügend 

 ausgefüllt ist. Den verjüngten Theil füllt man mit kleinen, das Lumen 

 gerade ausfüllenden Küpferringchen. Die Röllchen sind umspült von einer 

 Mischung aus kohlensaurer Ammoniaklösung und Ammoniak. Die 

 Hempel' sehe Mischung erwies sich als zu reich an Ammoniak, es tritt 

 Ammoniakdampf in's Analysenrohr über, dessen Spannung die Resultate 

 ungenau macht. Ich benutze eine — erst beim Zufüllen in die Pipette 

 hergestellte — Mischung von 1 Theil Ammoniak mit 4 Theilen concen- 

 trirter Lösung von käuflichem kohlensauren Ammoniak, deren Ammoniak- 

 spannung minimal ist und vollends aufgehoben wird, wenn man das 

 Analysenrohr, wie oben angegeben, mit schwach saurem Wasser befeuchtet. 



Es empfiehlt sich, bevor man die frisch zubereitete Mischung zu den 

 Versuchen in Gebrauch nimmt, erst einige Male Absorption von Luftsauer- 

 stoff vorzunehmen. 



Die Sauerstoffabsorption durch das Kupfer geht sehr prompt und voll- 

 ständig vor sich und ist von der Temperatur unabhängig. Man braucht 

 das Gas nur 3 bis 4 Minuten in der Pipette zu lassen. 



