Ein veeeinfachtes Verfaheen der Blutgasanaltse. 



495 



Das eben beschriebene Verfahren ist umständlicher darzustellen, als es 

 in Wirklichkeit complicirt ist. 



Ich beschliesse die Sauerstoffabsorption immer damit, dass ich die 

 sauerstofffreie Gasmasse noch einmal in's Sammelrohr und zurücktreibe. 

 Ich thue dies mehr aus theoretischen Erwägungen, als dass es sich bei 

 diesbezüglichen Controlversuchen uothwendig erwiesen hätte. Es könnte 

 sein, dass doch vielleicht eme unmerkbare Spur des kohlensauren Ammons 

 an den Wänden der Capillare entlang in den Anfang des Analysen- 

 rohres gedrungen wäre; es würde in Folge der sauren Keaction dann etwas 

 Kohlensäure frei werden können, die durch die Lauge im Sammelrohr (die 

 ja hier von der Kohlensäureabsorption her noch vorhanden ist) absorbirt wird. 



Die ganze Sauerstoffabsorption nimmt, selbst wenn man das Gas 3 Mal 

 in die Kupferpipette treibt, noch keine 10 Minuten in Anspruch. 



Die Resultate, die ich auf diese Weise erhielt, scheinen mir für alle 

 physiologischen Zwecke vollkommen befriedigende zu sein. Ich will nur 

 die einiger Luftanalysen hierher setzen. 



1 



2 



3 



4 



5 



6 



7 



Nummer 

 des Ver- 

 suches 



Angewandte 



Luftmenge 



in com 



Gefundene 



N-Menge 



in com 



Procent- 

 gehalt an 

 Stickstoff 



Procentische 

 Abweichung 

 gegen 79-07 



Absolute 



Abweichung 



in ccm 



Zahl 

 der Ab- 

 lesungen 



1 



11-973 



9-475 



79-14 



-FO-07 



+ 0-008 



2 



2 



7-417 



5-869 



79-13 



+ 0-06 



+ 0-0046 



2 



3 



7-003 



5-538 



79-08 



+ 0-01 



— 



1 



4 



6-109 



4-821 



78-92 



-0-15 



- 0-009 



2 



5 



5-358 



4-241 



79-15 



+ 0-08 



+ 0-0043 



2 



6 



4-976 



3-929 



78-95 



- 0-12 



— 0-006 



2 



7 



4-115 



3-254 



79-08 



-J- 0-01 



— 



2 



8 



4-100 



3-244 



79-12 



+ 0-05 



+ 0-002 



2 



9 



3-642 



2-864 



78-63 



- 0-44 



-0-017 



2 



10 



2-428 



1-918 



78-99 



-0-08 



- 0-002 



2 



11 



2-317 



1-827 



78-83 



-0-24 



- 0-003 



2 



12 



1-929 



1-516 



78-59 



- 0-48 



- 0-007 



2 



13 



1-865 



1-469 



78-67 



- 0-40 



- 0-0075 



3 



14 



1-760 



1-391 



79-04 



-0-03 



— 



1 



Ein directes Bild von der Sicherheit der Methode ergiebt Stab 6 der 

 vorstehenden Tabelle, in dem die absoluten Abweichungen von dem zu er- 

 wartenden Werthe zusammengestellt sind, wenn man den Stickstoffgehalt 

 der Atmosphäre zu 79-07"/^ annimmt. Es zeigt sich, dass, wenn wir von 

 dem einen Versuch 9 absehen, alle Abweichungen in der dritten Deci- 

 male liegen, also Cubikmillimeter ausmachen. Die Grenzen der Leistungs- 

 fähigkeit des Verfahrens sind damit gegeben, es kann bis auf Hundertstel 

 Cubikcentimeter genau angesehen werden. 



