496 



A. Loewy: 



Aber die Unsicherheiten der Werthe in der dritten Decimale sind nicht 

 oder doch nur zum kleinsten Theile durch irgend einen Mangel im ana- 

 lytischen Vorgehen bedingt, vielmehr vorzugsweise durch die nicht voll- 

 kommen auszuschliessenden Ungenauigkeiten der Ablesung. Dafür spricht 

 schon die Thatsache, dass die gefundenen Differenzen nicht stets in einer 

 Richtung sich bewegen, sondern bald in einem Plus, bald in einem Minus 

 an Stickstoff bestehen. Es handelt sich also nicht um einen constanten 

 Fehler. Einen directen Beweis für den Einfluss einer mehr oder weniger 

 exacten Ablesung auf die Zuverlässigkeit der Werthe ergeben die Resultate 

 von Doppelablesungen derselben Gasprobe bei verschiedenem Drucke, der 

 durch verschiedene Aufhängung des Niveaugefässes erzeugt ist. Solche 

 Doppelablesungen weichen in der Mehrzahl der Fälle um 1 bis 3 <=""* 

 (^/looo b^s ^/looo *"'™) voii einander ab, aber es kommen dazwischen wieder 

 Versuche vor, wo die Differenz 5 bis 7 <^™* beträgt. — Ja, im Beginn 

 meines Arbeitens mit dem Apparate, als ich über die Bedingungen, die 

 erforderlich sind, mit ihm die besten Resultate zu erzielen, noch nicht hin- 

 reichend orientirt war, kamen vereinzelt Differenzen bis zu 0-015 '=''™ vor. 

 Dies veranlasste mich, nicht nur der (Spiegel-)Ablesung besondere Aufmerk- 

 samkeit zuzuwenden, sondern durch Rechnung festzustellen, wie bedeutend 

 Ablesungsfehler in's Gewicht fallen können. 



Ich will im Folgenden einige der betreffenden Berechnungen mittheilen. 

 Für alle ist angenommen, dass der Ablesungsfehler + • 2 ™™ der Theilung 

 beträgt, wohl der grösste, der bei nicht geradezu oberflächlichem Arbeiten 

 gemacht werden dürfte. 





Meniscusstand 









Meniscusstand 







Nr. 



im Ana- 

 lysen- 

 rohr 



im 



Thenno- 



barom. 



Volum 



Differenz 



Nr. 



im Ana- 

 lysen- 

 rohr 



im 



Thermo- 

 barom. 



Volum 



Differenz 





tDin 



mm 



ccm 



com 





mm 



mm 



ccm 



ccm 



1 



5-35 



20-46 



1-875 







5 



15-05 



22-77 



5-492 



— 





5-33 



20-46 



1-867 



- 0-008 





15-03 



22-77 



5-483 



- 0-009 





5-35 



20-48 



1-871 



- 0-004 





15-05 



22-79 



5-484 



- 0-008 



2 



10-00 



29-00 



1-829 



— 



6 



20-00 



29-00 



5-049 



— 





9-98 



29-00 



1-824 



- 0-005 





19-98 



29-00 



5-041 



-- 0-008 





10 «00 



29-02 



1-826 



- 0-003 





20-00 



29-02 



5-042 



-0-007 



3 



10-00 



20-00 



3-899 



— 



7 



25-26 



24-86 



9-475 



— 





9-98 



20-00 



3-892 



- 0-007 





25-24 



24-86 



9-464 



- 0-011 





10-00 



20-02 



3-893 



- 0-006 





25-26 



24-88 



9-463 



-0-012 



4 



13-71 



27-69 



3-260 





8 



29-00 



29-00 



9-115 



— 





13-69 



27-69 



3-254 



-0-006 





28-98 



29-00 



9-104 



- 0-011 





13-71 



27-71 



3-256 



- 0-004 





29-00 



29-02 



9-104 



- 0-011 



