Ein vereinfachtes Veefaheen dek Blutgasanalyse. 497 



Die vorstehende Tabelle erweist zunächst die Wichtigkeit einer 

 genauen Meuiscusablesung. Ablesungsfehler von 0-2 ™™ machen 

 Volumditferenzen, die je nach der Menge des zu analysirenden Grases von 

 wenigen Cubikmillimetern bis zu mehr als Vioo """^ reichen können. Wenn 

 auch nur ausnahmsweise einmal der Stand in einem der beiden Rohre um 

 0-2 ™™ falsch abgelesen werden wird (wie es in den vorhergehenden Bei- 

 spielen angenommen ist), so wird sich häufiger der Fall ereignen können, 

 dass in jedem Eohre der Meniscus um O«!^^" falsch bestimmt wird derart, 

 dass beide Fehler sich addiren. Umgekehrt werden in anderen Versuchen 

 beide Ablesungsfehler sich compensiren können, wenn sie in verschiedenen 

 Richtungen hegen. 



Jedenfalls sind die Werthe der dritten Decimale als unsicher zu be- 

 trachten, aber — und das ist für physiologische Zwecke, wo nur kleine 

 Gasmengen zur Verfügung stehen, bedeutungsvoll — der absolute und 

 damit der procentische Fehler wird um so kleiner, je kleiner das zur Ana- 

 lyse kommende Gasquantum ist. 



Aus der Tabelle geht aber noch ein Zweites hervor, nämlich, dass der 

 Druck, unter den man das Gas mittels des Mveaugefässes bringt^ bezw. 

 das Volum, das man ihm ertheilt, das Resultat zu beeinflussen vermögen. 

 Trotz gleichen Ablesungsfehlers ist die Volumdifferenz bei derselben Gas- 

 probe verschieden, je nach ihrer Einstellung. Ohne auf die theoretischen 

 Einzelheiten näher eingehen zu wollen, bemerke ich nur, dass die Ab- 

 weichung vom richtigen Werthe kleiner wird, wenn man das Gas (durch 

 Anhängen des Mveaugefässes an einen der tieferen Haken) unter geringereu 

 Druck bringt. 



Dies ist einer der Gründe, aus denen ich oben empfohlen habe, die 

 Ablesungen bei vermindertem Gasdruck vorzunehmen. 



Um die Ablesungen möglichst genau zu gestalten, ist es nothwendig, 

 den Apparat in die Nähe eines gut beleuchteten Fensters zu stellen, "die 

 Wanne stets mit klarem, sauberem Wasser gefüllt zu halten. Auch ist 

 es wünschenswerth, zur Gontrole der Ablesungen stets mindestens zwei 

 Bestimmungen bei verschiedenen Menicusständen zu machen. 



Die Resultate, die ich mit meinem Apparat erhalte, sind nicht ganz 

 so glänzende, wie die, die Geppert in seiner neuesten Arbeit ^ mittheilt. 

 Wenn ich ihn trotzdem zu empfehlen wage, so geschieht es erstens mit 

 Rücksicht darauf, dass seine Genauigkeit für physiologische Zwecke voll- 

 kommen ausreichend ist und auch an sich seine Fehlergrenzen noch in 

 die zulässige Breite fallen. Sodann aber sind für mich praktische Gesichts- 

 punkte maassgebend. ^ 



^ Geppert, Pflüge r's Archiv für die gesammte Physiologie. Bd. LXIX. S. 493. 

 Archiv f. A. u. Pli. 1898. Pliysiol. Abthlg. 32 



