498 A. Loewy: 



Die Analyse mit ihm ist sehr einfach und leicht ausführbar; Kohlen- 

 säure- und SauerstoflFbestimmung zusammen dauern 15 bis 20 Minuten. 

 Der Apparat ist einfach zusammen zu stellen, wenig gebrechlich und nimmt 

 nur e;nen sehr kleinen Raum ein. Er ist nicht theuer. ^ 



Ist er einmal fertig moutirt, so kann man Monate lang mit ihm 

 arbeiten, ohne etwas an ihm ändern zu müssen. — All' das sind Dinge, 

 durch die er sich neben Geppert's neuestem Apparat für manche Zwecke 

 behaupten dürfte. 



Was complicirter als bei dem G- epp er t' sehen Verfahren ist, ist die 

 Berechnung der Analysen. Aber auch auf diese übt man sich bald ein, 

 und sie kostet immer noch weniger Zeit, als die nach dem älteren Bunsen- 

 Geppert' sehen Verfahren. 



Wer dieses (Bunsen-Geppert'sche) Verfahren längere Zeit geübt 

 und einige Erfahrung in ihm gewonnen hat, wird zwar gewiss seine Exact- 

 heit nur rühmend anerkennen können, aber er wird auch die Schwierig- 

 keiten und die zeitraubende Ausführung der Analysen kennen gelernt haben. 

 Ohne im Einzelnen näher hierauf eingehen zu wollen, will ich nur auf die 

 Umständlichkeit und nicht seltene Unsicherheit hinweisen, die die Bestim- 

 mung des Sauerstoffes in sauerstoffarmen Gasgemischen darbietet. Zwecks 

 Verpuffung muss hierbei nicht nur Wasserstoff, sondern zugleich Knallgas 

 — beide in einem bestimmten Verhältniss — zugesetzt werden; und wie 

 häufig erweist sich letzteres, trotz der gebotenen Vorsichtsmaassregeln, als 

 unrein, und wie viel Aufmerksamkeit erfordert es, die nothwendige ruhige 

 Verpuffung zu erzielen. Gerade für sauerstoffarme Gasgemische hat sich 

 mein Apparat gut bewährt. 



Was endlich das Bohr'sche^ Verfahren betrifft, das auf dem Petter- 

 son' scheu Princip beruht, so muss ich gestehen, dass mir persönlich das 

 Arbeiten mit Petterson's Apparat schwer gefallen ist und ich deshalb 

 voö seiner Benutzung für meine Zwecke abgesehen habe. 



Auf die Bedenken, die man theoretisch gegen die Einrichtung meines 

 Apparates erheben könnte, bin ich zum Theil schon eingegangen. 



Da wäre an erster Stelle die Gefahr der Dampfspannungsänderung zu 

 nennen, die beim mehrmaligen Uebertreiben des Gases in's laugenhaltige 

 Sammelrohr C und zurück zum Zwecke der Kohlensäureabsorption, sowie 

 später, bei Gelegenheit der Sauerstofifbestimmung, eintreten könnte. Wenn 

 man die oben angegebenen Cautelen beobachtet, tritt jedoch eine solche 

 nicht ein. Man muss eben nur nicht die Lauge direct in's Analysenrohr 



^ Der Apparat wird von der Gaspräcisionsapparaten-Pabrik von C. Eicht er in 

 Berlin N., Thurmstrasse 4, zum Preise von etwa 170 Mark mit allen Nebenapparaten 

 geliefert. 



^ Separatabdruck aus: Skandinavisches Archiv für Physiologie. 1895. 



