Em VEEBINFACHTES VeRFAHEEN DER BlUTGASANALTSE. 499 



Übertreten lassen. Ebenso wenig kommt, wie ausgeführt, eine Dampfdruck- 

 veränderung durch Ammoniakbildung zu Stande. Die Angabe, die Geppert^ 

 bei Beschreibung seines neuesten Analysenapparates macht, man solle es 

 vermeiden, das Analjsenrohr in directe Verbindung mit dem Absorptions- 

 gefäss zu bringen, ist theoretisch und vom Standpunkt höchster Exactheit 

 der Analyse gewiss berechtigt, jedoch haben mich Controluntersuchungen, 

 die ich Monate lang ausführte, belehrt, dass bei der Einrichtung meines 

 Apparates und vorsichtigem Arbeiten die Fehler, die durch die vorhandene 

 directe Verbindung etwa entstehen, gegenüber den, die durch die unver- 

 meidhchen Unsicherheiten der Ablesungen zu Stande kommen, nicht merk- 

 bar sind. 



Gegenüber dem weiteren Nachweis von Geppert, dass das Schmier- 

 fett der Hähne Gastheilchen festhalten könne, muss man sich bemühen, 

 die Hahnbohrungen sorgfältig von Fett frei zu halten und jedes Zuviel an 

 Schmiermaterial zu vermeiden. Da alle Hähne vollkommen freüiegen und 

 ohne Weiteres zugänglich sind, kann man sich stets von ihrem Zustande 

 überzeugen und überschüssiges Schmiermaterial mit Leichtigkeit beseitigen. 



Von Zeit zu Zeit empfiehlt es sich, das Analysenrohr mit starker 

 Säure, Wasser, Alkohol, Aether zu säubern. 



Die Mittel zur Herstellung des Apparates sind mir vom Curatorium 

 der Gräfin' Böse -Stiftung bewilligt worden, dem ich dafür meinen besten 

 Dank ausspreche. Ebenso fühle ich mich Herrn Prof. Zuntz zu Dank 

 verpfiichtet für die mannigfachen ßathschläge, mit denen er mich, nament- 

 lich bezüglich der Reduction des Gasvolums, unterstützt hat. 



^ Geppert, Zur Methodik der Gasanalyse und Blutauspumpung. Pflüger's 

 Archiv für die gesammte Physiologie, Bd. LXIX. S. 472 fif. 



32=* 



