500 A. Loewy: 



Anhang. 



I. Calibrirung der Eöhren und Anlegung der Calibrirtabellen. 



Die Calibrirung der beiden Röhren wird vor ihrer Einsenkung in die 

 Wanne vorgenommen. An das untere Schlauchende des zu calibrirenden 

 Rohres wird mittels eines ganz dickwandigen Capillarschlauches, der 

 noch vielfach umwickelt wird, ein Glashahn angefügt, so dass dessen einer 

 (Schlauch-)Ansatz das Schlauchende des Rohres berührt. Sein zweiter kurzer 

 Ansatz geht in eine Auslaufspitze aus. Nun wird — am besten vor der 

 Wasserstrahlpumpe mit zwischengeschalteter Flasche — das Rohr voll- 

 kommen mit Quecksilber vollgesaugt und der untere Hahn geschlossen. 

 Das Rohr wird in senkrechter Stellung eingespannt und in dieser — also 

 in seiner richtigen Stellung (im Gegensatz zu den Eudiometern) — calibrirt. 

 Das hat den Vortheil, dass man keine Correcturen für die Menisken anzu- 

 bringen hat. 



Die Calibrirung geschieht in der gewöhnlichen W^eise so, dass man 

 unter Oeflfnung des unteren Hahnes — der obere bleibt dauernd offen — 

 kleinere, am besten annähernd gleiche Mengen Quecksilber, 3 bis 4'^''™, in 

 ein tarirtes Wägegläschen einfliessen lässt, die ausgeflossenen Mengen wägt 

 und nach jedem Ausfliessen den Meniscusstand an der Scala des Rohres 

 mittels Fernrohr oder Spiegel abliest. 



Ersteres ist in diesem Falle wegen der geringeren Gefahr von Tem- 

 peraturänderungen des Quecksilbers vorzuziehen. 



Ist die Auswägung beendet, so wird zunächst das Quecksilbergewicht 

 in Volumen umgerechnet. Für jeden abgelesenen Meniscusstand haben wir 

 so ein bestimmtes Volumen ermittelt, das aber füi' das Analysenrohr noch 

 zu corrigiren ist. Zu ihm muss nämlich das Volumen addirt werden, das 

 in der Capillare der Sammelröhren von deren Hahn (c) bis zu dem mit 

 dem Analysenrohr in Verbindung tretenden Ende enthalten ist. 



Nun können wir an die Aufstellung der Calibrirtabelle gehen. Ich bin 

 dabei im Wesentlichen den äusserst praktischen Angaben gefolgt, die 

 Geppert darüber gemacht hat^ und verweise bezüglich des Näheren, be- 

 sonders bezüglich der theoretischen Berechtigung des Verfahrens, auf dessen 

 Arbeit. Danach kann man sich das Rohr in eine Anzahl Zonen getheilt 

 denken, die der Menge des durch je einen Auslauf entleerten Quecksilbers 

 entsprechen. Der Inhalt jeder Zone ist gleich dem Product aus ihrer Grund- 

 fläche in ihre Höhe. Letztere ist durch die Differenz je zweier auf einander 

 folgender Meniscusstände gegeben, die Grundfläche ist zu berechnen aus 

 dem in jeder Zone gefundenen Quecksilbervolumen, dividirt durch deren 

 Höhe. Sie wird für jede Zone als constant angenommen. 



Die Tabelle enthält drei Columnen, deren erste die an der Scala des 

 Rohres abgelesene Zahl, deren zweite den Logarithmus des Grundkreises 



(log — , s. Tab. I), deren dritte die Höhe in absoluten Werthen {a.c der Tab.) 



enthält, d. h. bei der ersten Calibrirzone die Höhe, welche diese Zone 

 haben müsste, um das gesammte. auch in den Capillaren enthaltene Volumen 



^ Geppert, Die Gasanalyse. Berlin 1885. S. 16 tf. 



