502 



A. Loewt: 



Zum Sealentheil 8-74 gehört: Volum. = 4-5923. 



logVol. = 0-66203 

 — log des Grundkreises = — 0-73479 — 1 



0-92724 = 8-46. 



Aus diesen Werthen stellt sich die nachstehend mitgetheilte Tabelle für 

 das Analysenrohr zusammen, in die, wie oben erwähnt, zur Erleichterung 

 der mit ihr später vorzunehmenden Volumenberechnungen ausser den direct 

 abgelesenen Scalenwerthen, die den nächst höheren ganzen Millimetern und 

 Centimetern zukommenden mit aufgenommen sind. 



Wie das Analysenrohr ist auch das Thermobarometer calibrirt, dessen 

 Werthe links auf der Tabelle stehen. 



Tabelle I. 

 Schema einer Calibrirtabelle für das: 



Thermobarometer {v) 



Analysenrohr (v^) 



Scala 



log — a.c 



Scala log — 



a . c 



17-78 



0-74244 — 1 



17-83 



0-8& 



0-72966 — 1 



0-68 



17-80 





17-85 



0-90 





0-89 



18-00 





18-05 



l-OO 





0-79 



20.00 





20-05 



3-87 



• 73203 — 1 



3-64 



24-00 





24-05 



3-90 





8-67 



24-97 



0-73858 — 1 



25-30 



4-00 





3-77 



25-00 





25-33 



8-00 





7-77 



■ 28-00 





28-33 



8-74 



0-73479 - 1 



8-46 



28-07 



0-73626 — 1 



28-55 



8-80 





8-52 



28-10 





28-58 



9-00 





8-72 



29-00 





29-48 



12-00 





11-72 



31-00 





31-48 



12-82 



0-73714 - 7 



12-47 



33-00 





33-48 



12-90 





12-55 



33-09 



0-73696]- 1 



33-51 



13-00 





12-65 



33-10 





33-5-i 



18-00 





17-65 



84-00 





34-42 



- 



18-86 

 18-90 

 19-00 



0-73787 - l 



18-45 

 18-49 

 18-59 



Die Tabelle 11 enthält die Werthe für den Logarithmus des Factors 

 geordnet nach steigender Temperatur von 12 bis 28". 



760(1 + 0-00367 z!J ' 



Es genügt, die Zehntelgraden entsprechenden Werthe zu verzeichnen. Die 

 zwischenliegenden, d. h. auf Hundertstelgrade bezüglichen (Hundertstelgrade 

 lassen sich an meinem in ^/^Q-Grade getheilten Thennometer noch gut 

 schätzen), sind leicht zu interpoliren. 



