Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft 



zu Berlin. 

 Jahrgang 1898-1899. 



I. Sitzung am 14. October 1898/ 



1. Das auswärtige Mitglied Hr. H. Keonecker berichtet im Namen 

 seiner Mitarbeiter über die Ergebnisse folgender Versuchsreihen: 



I. Ludmilla Schilina: Vergleich von Ludwig's Kymograph 

 mit Hürthle's Tonographen. 



(Aus dem physiologischeu Institute der Universität Bern.) 



Seitdem Vierordt (1855) Ludwig's Kymographie als unbrauchbar 

 erklärt und seine Sphygmographie, gestützt auf den Prof. der Maschinentechnik 

 Redtenbacher, als allein geeignet dargestellt hat, um die Blutdruck- 

 schwankungen aufzunotiren, hat Ludwig's Methode Jahrzehnte lang die 

 experimentelle Medicin mit einer Unzahl von werthvollen Kenntnissen be- 

 reichert. Daneben sind aber immer wieder Versuche gemacht worden, die 

 unzweifelhaften Mängel des Quecksilbermanometers zu beseitigen. A. Fick, 

 Ludwig's ältester Schüler, hat in seiner medicinischen Physik auf exacte 

 Weise die Mängel von Vierordt's Apparat gegen diejenigen des Kymographs 

 abgewogen und kam zu dem Schlüsse, dass „die aus dem Redtenbacher'schen 

 Calcül abzuleitenden Vorwürfe den Sphygmographen in demselben, wo nicht 

 in höherem Maasse als den Wellenzeichner treffen!" 



Fick construirte danach sein Federkymographion , in welchem die 

 Blutwelle einer kleinen Masse nur geringe Geschwindigkeit ertheilt, indem 

 man die Kräfte, welche die Masse in ihrer Gleichgewichtslage erhalten, 

 recht gross macht. „Es gelingt daher mit diesem Instrumente, stets rapide 

 Druckschwankungen mit grosser Treue graphisch darzustellen." „Dem 

 schwankenden Drucke des Blutes wirkt (im Federkymographion) nicht die 

 Schwere einer Flüssigkeitssäule entgegen, sondern die Elasticität eines Stahl- 

 streifens, welcher (der Pelotte auf feiner Gummidecke einer sehr kleinen 

 Luft kapsei anliegend) so stark federt, dass er bei den grössten vor- 

 kommenden Druckschwankungen nur sehr wenig gebogen wird. Seine 

 kleinen, kaum sichtbaren Bewegungen werden dann durch einen Fühlhebel 

 von sehr geringer Masse vergrössert. Eine Hauptverbesserung besteht aber 

 noch darin, dass auch die träge Masse der wässerigen Flüssigkeit vermieden 

 ist, welche sonst bei den Wellenzeichnern die unerlässlichen Verbindungs- 

 röhrchen zwischen der manometrischen Vorrichtung und der Arterie erfüllt. 

 Diese Verbindungsröhre ist in dem neuen Apparate mit Luft gefüllt." 

 Dieser Apparat ist nahe verwandt dem von Marey erfundenen „Sphymoskop". 

 E. von Cyon discutirt in seiner Methodik der physiologischen Experimente 

 (1876) die Zulässigkeit des Quecksilbermanometers und betont, dass der 

 Widerspruch in den Ansichten von Fick und Mach über die Bedeutung 



^ Ausgegeben am 15. November 189S. 



