Verhandlungen d. Berliner phys. Gesellsch. — H. Kronecker. 527 



der Widerstände in den Blutwellenzeichnern kein principieller sei. „Fick 

 verstellt unter den Widerständen alle die Momente, welche die Geschwindigkeits- 

 kräfte der bewegten Masse aufzehren, also auch die, welche Mach als die 

 Gleichgewichtskräfte bezeichnet; während Mach nur von dem Widerstände 

 spricht, welcher der Geschwindigkeit proportional ist." „Es lässt sich eine 

 Verstärkung dieser Kräfte erreichen, indem man die Widerstände vermehrt, 

 welche sich den Gleichgewichtsveränderungen des Quecksilbers entgegen- 

 stellen. Diese Widerstände kann man durch geeignete Construction der 

 Manometer beliebig vermehren; dieselben sind aber ohnedies bei der Ver- 

 bindung des Quecksilbermanometers mit dem Herzen sehr bedeutend" (S. 113). 



V. Frey sagt in seinem Buche: Die Untersuchung des Pulses: „Die 

 Manometer mit schwingenden Flüssigkeitssäulen haben gegenüber den 

 elastischen Manometern eine bedeutende Trägheit, welche einerseits die 

 Compensation verzögert, andererseits die Instrumente zu selbständigen 

 Oscillationen sehr geneigt macht. Man kann zwar durch Wahl enger 

 Röhren die Masse der schwingenden Flüssigkeit verkleinern, doch kommt 

 man wegen zunehmender Reibung und Schwierigkeit der Registrirung bald 

 an eine Grenze. — Die Manometer sind daher zur Darstellung der Pulsform 

 nur in den seltensten Fällen tauglich. Dagegen geben sie den Mittelwerth 

 des Druckes unter den physiologischen Versuchsbedingungen mit genügender 

 Genauigkeit, bei Einschaltung einer Verengerung zwischen Blutgefäss und 

 Instrument — Marey's gedämpftes oder compensirtes Manometer — sogar 

 völlig richtig an. Zu diesem Zwecke angewandt ist das Manometer in 

 Folge der Einfachheit seiner Handhabung und der Leichtigkeit, mit welcher 

 der Druckwerth in absolutem Maasse sich bestimmen lässt, allen anderen 

 Druckmessern überlegen" (S. 44). 



Herr Prof. Kronecker hat, zumal in den Cursen physiologischer 

 Methodik, oft die Erfahrung gemacht, dass die Federmanometer bei schnellen, 

 hohen Blutdruckschwankungen abnorm hohe Werthe verzeichnen. — Deshalb 

 verglich ich die Angaben einerseits eines guten Quecksilbermanometers 

 (von 3™™ Weite, enthaltend etwa 60^^ Quecksilber = etwa 4,5 ^''™) mit 

 Fuess'schem Schwimmer, andererseits die Daten eines Hürthle 'sehen 

 Tonographen neuer Construction (mit Gummiplatte). 



1. Zunächst maass ich kathetometrisch die Stellung des Quecksilber- 

 meniscus im freien Manometerschenkel unter dem Einflüsse allmählich ver- 

 mehrten und verminderten Druckes (aus Quecksilberreservoir auf genauem 

 Schraubenstativ). Der Meniscus zeigte bei Hin- und Rückgang auf 150 ™™ 

 bis keinerlei veränderte Stellung, und der exact folgende Schwimmer 

 zeichnete bei gleichem Drucke gleiche Linien auf die Kymographiontrommel. 



2. Hürthle 's Tonograph, in ähnlicher Weise graduirt, zeichnete bei 

 Vermehrung des Druckes nicht proportionale Hebung des Hebels, sondern 

 z. B. in 7 Messungsreihen um je 50 ™™ Hg zunehmenden und abnehmenden 

 Druckes betrugen die entsprechenden Zeichnungen des Hebels Hebungen 

 bezw. Senkungen zwischen: 



Reihe I. Reihe IL 



Höhen (mm) der vom Hebel gezeichneten Stufen 



bis 50'^^™ Hg 



+ 5-50 ^ 



k - 6-25; 



+ 5-0 } 



k - 6-5 



50 „ 100 „ „ 



+ 6-5 



- 5.75; 



+ 6-25 



- 6-0 



100 „ 150 „ „ 



+ 6-25 



-5-5 ; 



+ 6-0 



-5-5 



150 „ 200 „ „ 1 



( -t- 5-75 



-5-25; ' 



r + 5-75 



- 4.75 





Aufstieg 



Abstieg; 



Aufstieg 



Abstieg. 



