528 Verhandlungen der Berliner 



Demnach blieb in Reihe I schliesslich das Hebelende 1-25™™ neben der 

 anfänglichen 0-Linie, entsprechend 12™"^ Hg; in Reihe II blieb schliesslich das 

 Hebelende 0-25™™ neben der anfänglichen 0-Linie, entsprechend 2 «22'^"^ Hg. 



Diese Abweichungen könnten bezogen werden auf Klemmungen in den 

 Gelenken der Uebertragungsgabeln, jedenfalls nicht auf Verbiegungen der Feder 

 in Folge unvollkommener Elasticität, denn wenn man den Hebel erschüttert, 

 so fällt er auf die dem Drucke entsprechende Ausgangsstellung zurück. 



Nachträgliche Versuche belehrten uns, dass diese Ueberbleibsel der 

 Hebungen durch capillare Widerstände der Flüssigkeiten in den engen 

 Hahnbohrungen (bezw. Zuleitungsrohren) verursacht werden. 



3. Schnelle Druckveränderungen im Quecksilbermanometer erzeugte ich 

 durch Compression eines sehr dickwandigen (3 ™™ Wandstärke) 3 ™™ Lumen 

 haltenden Kautschukschlauches. Die Compression geschah mit einer Flach- 

 zange von 1 '^^ Breite. Das Gummirohr war entweder in einer Länge von 

 30 "^ oder 2 °™ vom Manometer comprimirt, nachdem es unter verschiedenem 

 Drucke mit Wasser gefüllt worden war. — Durch die Compression des Schlauches 

 wurden verschiedene Mengen Flüssigkeit in das Manometer verdrängt, je 

 nachdem der Schlauch lang oder kurz, die Spannung der Flüssigkeit hoch 

 oder niedrig war. So war in einem Falle vom kurzen Rohre, dessen Inhalt 

 unter Spannung von. 100™™ Hg stand, durch Quetschung von 1 <^™ Länge 

 des Kautschukschlauches die Manometerhöhe um 11.0"™ gesteigert, 

 während bei Spannung von 150 ™™ Hg durch gleiches Verfahren die Queck- 

 silbersäule um 13™™ bis 14™™ gehoben wurde. Vom 30 *'™ langen Schlauche 

 bei Spannung 100™™ Hg wurde durch Druckentleerung von 1 ''™ Schlauch 

 die Manometerhöhe um 8™™ vermehrt, während bei Spannung von 150™™ Hg 

 die Hebung nur 7 ™™ betrug. 



4. Druckveränderungen in Hürthle's Tonographen, unter gleichen 

 Umständen wie im Quecksilbermanometer erzeugte ich durch Compression 

 eines 2 ™™ langen Stückes vom Guramischlauche mittels einer Drahtzange. 

 Wenn 30 '^™ Gummischlauch zwischen dem Tonographen und der Quetsch- 

 stelle lagen, so entsprach der Ausschlag des Hebels 20 ™™ Quecksilberdruck, 

 sowohl bei Spannung des Rohres auf 100™™ Hg, wie auf 150™™ Hg. — 

 Bei kurzem Schlauche war die Compression nicht ausführbar, weil die kleine 

 Tonographenkapsel durch Eindrängung einer relativ grossen Wassermenge 

 ohne Schlauchreserve gesprengt wird. 



5. Schnell vorübergehende Drucke auf 1*^™ Schlauch, der mit dem 

 Poiseuille'schen Manometer verbunden, auf 150™™ Hg gespannt war, in 

 2 ^™ Entfernung vom Manometer, beschleunigten die Quecksilbersäule derart, 

 dass sie auf 20 ™™ Höhe geschleudert wurde und (während der Schlauch ge- 

 klemmt blieb) 4 an Höhe abnehmende Nachschwingungen (z. B. 16™™, 15™™, 

 14™™, 13™™) machte. Der auf 100™™ Hg gespannte 2*^™ lange Schlauch 

 liess die durch Quetschung geschleuderte Quecksilbersäule 21 ™™ hoch 

 steigen. Der ersten Erhebung folgten 4 Nachschwingungen von bezw. 18, 

 15, 14, 13™™ Höhe. Wenn der durch 150™™ Hg gespannte Schlauch in 

 30 '^™ Entfernung vom Manometer gequetscht worden, so stieg die Queck- 

 silbersäule nur auf 14™™ Höhe, worauf 2 Nachschwingungen von bezw. 

 10 und 8™™ Höhe folgten. Der lange, auf 100™™ gespannte Schlauch gab 

 gequetscht eine Anfangserhebung von 12™™ und darauf 2 Nachschwingungen 

 von 9 und 8™™ Höhe. Diese Schwingungen waren um so schneller, je 

 kürzer das freie Schlauchstück (bei 30 "^^ Länge ^/^ bis ^/^ See. Vibrations- 

 dauer; bei 2 "^^ ^/^o ^^^ Vi 3 See. Vibrationsdauer); daher nach Abnahme der 



