530 Verhandlungen DER Berliner 



Eigenschwingungen und besitzt ausserordentliche Empfindlichkeit. Aber 

 diese immer mehr ausgebildete Eigenschaft ist auch eine Quelle von 

 Täuschungen. Jede Erschütterung des Apparates, auch durch Vermittelung 

 des Tisches bezw. des Fussbodens ergiebt kleine "Wellen, deren Deutung 

 nachträglich auf Eigenschaften des Gefässystems bezogen werden kann. 



Andererseits hemmen schon geringe Widerstände auf der Schreibfläche 

 den langen Hebel in seiner Bewegung und können so selbst starke und 

 wesentliche Schwingungsdetails unterdrücken oder verunstalten. 



Die grob und träge schwingende Quecksilbersäule im Manometer registrirt 

 ungehindert durch schwache Erschütterungen die Bewegungen der Blut- 

 masse auf den schreibenden Schwimmer. Dieser freilich muss den Be- 

 wegungen des Quecksilbers genau folgen, wofür Vorbedingung gradlinige 

 Form desselben, exact cylindrische Innenwandung des Manometerrohres und 

 gut gearbeitete Führung (Fuess'scher Hals). Die Fehler werden sogleich 

 kenntlich, indem entweder der Schwimmer über dem Quecksilber stehen 

 bleibt oder Quecksilber über seine Schwimmfläche tritt. 



Durch diese Ausführungen soll keineswegs die Sphygmographie be- 

 einträchtigt werden. Die Sphygmographen nach Marey's Princip sind un- 

 schätzbare Mittel zur Pulsschreibung. 



n. Dr. Carter (Philadelphia): lieber Plethysmographie des Herzens. 



(Aus dem physiologischen Institute der Universität Bern.) 



Wenn man einen Glaskolben ohne Boden mit gewulstetem Rande in 

 den aufgeschlitzten Perikardsack eingeführt hat, die Vorhöfe durch eine steife 

 ringförmige Gummiplatte, die auf das Glaskolbenende gebunden ist, von den 

 Ventrikeln trennt, so hat man einen brauchbaren Plethysmographen für die 

 Herzkammern. Eine mit dem Halse des Kolbens durch weiten Gummi- 

 schlauch verbundene Bürette lässt die Schwankungen nach Cubikcentimetern 

 ablesen. Faltung des Perikards und Druck auf die Kranzvenen kann man 

 vermeiden. Das Flüssigkeitsniveau stand meist 5 '^'^ über dem ruhenden 

 Herzen. Wir erhielten dann dieselben Werthe für das Schlagvolumen der 

 2 Herzkammern, wie wenn wir die Bürette in das Herzniveau oder unter 

 dasselbe (negativer Druck) brachten. 



Der Schlag des Herzens im Plethysmograph war stets abnorm. Das 

 Schlagvolumen nahm sofort ab, indem die Systolen unvollkommen wurden. 

 Nur bei starker Vagusreizung erhielt ich nicht selten Schlagvolumina, die 

 dem Inhalte der Ventrikel entsprachen. Bei gewöhnlichem Pulsiren warfen 

 die Ventrikel nur etwa ^j^ bis ^/^ ihres maximalen Inhaltes aus. Nach 

 jeder Vagusreizung blieb das Herz für eine Reihe von Pulsen erweitert und 

 kehrte erst allmählich zur normalen Diastole zurück. Zuweilen schwillt das 

 Herz im Plethysmographen so an, dass es, in Diastole abgebunden, schwer 

 herauszubringen ist, ohne dass natürlich der arterielle Abfluss gehindert 

 gewesen wäre. Die Coronarvenen erscheinen in solchen Fällen geschwellt, 

 die Systolen wurden schnell incomplet. Solches Herz stirbt schnell ab. 



Ich untersuchte den Einfluss der Schnürung im Sulcus atrio-ventrieularis 

 und des intraperikardialen Drucljes auf den Aortendruck und die Pulsgrösse. 

 Ligatur durch 20 =™ gespannt mindert den Blutdruck nur bei schwachen 

 Kaninchen. Oft sind auch 300 »™ Spannung nicht gefährlich. Um das 

 Herz zu lähmen, muss man meist mit der Hand die Ligatur stark schnüren. 

 Dann bleibt das Herz für die Zeit der Ligatur gelähmt und nach Lösung 



