Fortpflanzungsgeschwindigkeit dee Neeveneeregung. 3 



Darlegungen 1 bald eine solche gesetzt scheint, könnte die Bejahung dieser 

 Frage zweifelhaft erscheinen. 



Inzwischen hat schon Helmholtz' erstes Myographion bewiesen, dass 

 den gestellten Forderungen technischerseits zu genügen sei, und das Gleiche 

 darf man von manchen der später, zum Theil nach anderen Principien 

 construirten Myographien behaupten. Eine Vergleichung der Leistungs- 

 fähigkeit dieser Apparate liegt nicht in meiner Absicht, um so weniger, 

 als E. du Bois-Keymond die principiellen "Vorzüge und Nachtheile der 

 verschiedenen Typen bei der Beschreibung seines Federmyographions bereits 

 klar in's Licht gestellt hat.^ Ich habe versucht, in der Construction des 

 Pantokymographions die Vortheile der verschiedenen Vorrichtungen zu ver- 

 binden, und konnte bereits früher ^ eine Reihe von Belegen für die Brauch- 

 barkeit dieses Instrumentes zu feinsten Zeitmessungen geben. Da die 

 folgenden Untersuchungen ausschliesslich mit dem Pantokymographen an- 

 gestellt worden sind, sei es gestattet, über Verwendung und Leistungs- 

 fähigkeit desselben für den vorliegenden Zweck zunächst einige Bemerkungen 

 und weitere Belege vorauszuschicken. 



L Leistungsfähigkeit des Pantokymographions für feinste 



Zeitmessungen. 



Wie bei allen myographischen Vorrichtungen hängt die Grenze der 

 Leistungsfähigkeit unseres Apparates zunächst von der Geschwindigkeit ab, 

 welche der Schreibfläche ertheilt werden kann. Diese lässt sich bei Ver- 

 wendung des Federmechanismus zur Erzeugung einmaliger schneller Um- 

 drehungen des Registrircy linders bis auf etwa 2 ^ steigern und ist während 

 der entscheidenden Zeit der Beobachtung — in unserem Falle der sehr 

 kurze Zeitraum zwischen Moment der Reizung und Ende des Stadiums der 

 steigenden Energie — als constant zu betrachten, falls man den Moment 

 der Reizung nicht zu nahe an den Anfang oder das Ende der Umdrehung 

 verlegt. Zudem ist die Geschwindigkeit der Schreibfläche durch gleich- 

 zeitiges Registriren einer Stimmgabel von 100 oder mehr Schwingungen 

 immer an jedem Punkte genau zu messen. 



Um die grösste Geschwindigkeit voll ausnützen zu können, muss die 

 Dicke der zu zeichnenden Curven so gering wie möglich und dabei inner- 

 halb der für die Messung in Betracht kommenden Strecke genügend con- 

 stant sein. Bei Verwendung feinster Stahl- oder Aluminiumspitzen zum 



^ E. du Bois-Eeyniond, Gesammelte AhJiandlungen zur allgemeinen Musicel- 

 und Nervenphysik. Leipzig 1875. Bd. I. S. 271 flg. 



'■* Das Pantokymographion. VilügQx's Archiv. 1895. Bd. LX. S. 28. Taf. II. 

 S. a. Versl. d. K. Akad. v. wet. Afd. Natuurk. 24. Nov. 1894. S. 130. 



1* 



