FOETPFLANZÜNGSGESCHWINDIGKEIT DEE NeRVENERREGUNG. 7 



iimfanges, bei welchem die Reizung erfolgt, und des Punktes, au welchem 

 sich im Moment der Reizung die schreibende Spitze befindet. Die Constanz 

 der ersteren wird beim Pantokymographion in der Weise erreicht, dass 

 der Registrircylinder und das Polyrheotom unverrückbar auf der gleichen 

 Axe befestigt sind und Schliessung, bezw. Oeflfnung des erregenden Stromes 

 mittels Kupferfedercontactes (nicht durch Quecksilber- oder Bürstencontact) 

 bei feststehender Contactbank erzeugt wird. Durch einen zweiten gleichen 

 Contact kann in früher beschriebener Weiset wenn erforderlich, entweder 

 der Schhessungs- oder der Oeffnungsreiz abgeblendet werden. Mau kann 

 auch, in ähnlicher Weise wie u. A. bei Helmholtz' Instrument und bei 

 E. du Bois-Reymond's Federkymographion, ein den Strom schliessendes, 

 bezw. öffnendes metallisches Hebelchen durch einen in das Rheotom ein- 

 gesetzten Stift wegschleudern lassen. Bei Reizung mit Inductionsströmen 

 ist durch Einschaltung hinreichender Widerstände in den primären Strom- 

 kreis die Entstehung von Funken an den Contacten möglichst zu be- 

 schränken. 



Um der Schreibspitze in allen zu einer Reihe gehörigen Versuchen die 

 absolut gleiche Anfangslage zu verbürgen, ist der Schreibhebei fest, auf 

 seiner Axe unverrückbar befestigt, und die Lage dieser Axe in Bezug auf 

 den Schreibcyhnder durch Fixirung des Hebelstativs und sorgfältige, jedes 

 Schlottern verhütende Einstellung der Axenlager gesichert. Je grösser der 

 Abstand der beiden Axenlager, also je länger die Axe, um so besser. 



Mit welcher Präcision unsere Vorrichtung bei Beachtung der im Vor- 

 stehenden aufgezählten Bedingungen arbeitet, hatte sich bereits bei der 

 ersten experimentellen Prüfung des Pantokymographs ergeben. Noch Zeit- 

 unterschiede von 0-01 ff (0-00001 See.) konnten der graphischen Messung 

 zugänglich gemacht werden. 



Die Prüfung war zunächst mit einem elektromagnetischen Signal vor- 

 genommen worden, in der Art, dass dasselbe durch kurze Schliessung, bezw. 

 Oeffnung eines constanten Stromes in Bewegung versetzt und dieser Vorgang 

 auf der gleichen Abscisse, bei unverändertem Stand des Contactes und der 

 Schreibspitze wiederholt wurde. Die zum Theil sehr complicirten Curven 

 deckten sich so vollkommen, dass auch bei sehr raschem Gang des Cylinders 

 und beliebig häufiger Wiederholung der Superposition nur einige Verdickung, 

 aber nicht eine Trennung der einzelnen Linien erfolgte. 



Beispielsweise ergaben sich in vier, mit verschieden scharfer Schreib- 

 spitze angestellten Versuchen für den horizontalen Durchmesser der Linien, 

 2 bis 3"^"' über der Abscisse bei 60facher Vergrösserung mit dem Ocular- 

 mikrometer gemessen, folgende Werthe in Millimetern: 



^ Füügev's Archiv. Bd. LX. S. 28 und 1892. Bd. LH. S. 603. 



