ZuE Methodik dee Gasanalyse. 341 



stecken bleibt; um letztere zu vertreiben, lüftet man ein wenig den Stopfen 

 im Schliffe, ohne ihn aus den Quecksilber in dem Trichter herauszuziehen. 

 Man senkt nun die Füllkugel G und bildet ein Vacuum in C und in seinen 

 Zweigen. Das Quecksilber stürzt sofort aus der Capillare. Um etwaige 

 minimale Luftreste aus dem Hahne zu vertreiben, lässt man durch 

 Drehen des Hahnes etwas Quecksilber aus der Kiste L durch die Capillare 

 in C hineinfliessen. Diese Procedur wird mehrere Male wiederholt; zuletzt 

 öffnet man sehr vorsichtig den Hahn, lässt das Hg sehr langsam aus 

 dem Hahne in die Capillare treten und schliesst den Hahn so ab, dass der 

 Quecksilbermeniscus irgend wo im horizontalen Theile der Capillare zu stehen 

 kommt. Man hebt jetzt die Füllkugel. Sind Luftreste vorhanden, so 

 haben wir jetzt eine Luftblase unter dem Stopfen und die andere an der 

 Meniscusgrenze im horizontalen Theile der Capillare. Der Stopfen wird 

 gelüftet, die Luftblase nach oben ausgetrieben, die Füllkugel nach unten 

 gesenkt und darauf wiederum gehoben: die Luftblase am Meniscus ist jetzt 

 bedeutend kleiner. Es ist klar, dass wir hier in den Theilen G, F, D, 

 Ä, C, H, K einen Apparat haben, welcher nach dem Principe der gewöhn- 

 lichen Quecksilberpumpe zu arbeiten im Stande ist. Durch Wiederholung 

 der beschriebenen Manipulationen gelingt es sehr leicht, das Evacuiren so 

 weit zu bringen, dass man bald an der Stelle, wo der Meniscus sich befand 

 keine Luftblase mehr bemerkt; dass aber dennoch irgend ein freilich in 

 Betracht nicht kommendes minimes Bläschen dort vorhanden sein muss, 

 kann man daraus schliessen, dass beim Senken der Kugel G das Hg in 

 der Capillare gerade an demjenigen Punkte reisst, wo man von Anfang an 

 den Meniscus still stehen liess. Stellt man das Vacuum her und verschiebt 

 ein wenig durch eine leichte Drehung des Hahnes den Meniscus, so 

 reisst jetzt, wenn man auf's Neue das Vacuum herstellt, das Hg an der 

 neuen Stelle. 



Auf diese Weise ist man im Stande, den Quecksilberfaden im beliebigen 

 Punkte der Capillare reissen zu lassen. Das ist sehr bequem für das 

 Calibriren des Eudiometers. An der Capillare, im horizontalen Theile der- 

 selben befindet sich ein Strich. Das Volum der Capillare, von diesem 

 Strich bis zum Ende der Capillare, d. h. bis zur Oeffnung im Schliff K, 

 wird vorher, bevor noch der ganze Apparat zusammengestellt ist, durch 

 Quecksilberwägung bestimmt. Später, wenn man die Eöhre A calibriren 

 will, so stellt man vorher den Meniscus gerade an denjenigen Punkt, wo 

 sich der Strich befindet. Darauf werden sämmtliche Theile des Eudiometers 

 in der vorhin erwähnten Weise ausgefüllt. Um nun das Eudiometer zu 

 calibriren, braucht man nur durch entsprechende Drehungen der Hähne D 

 und E das Quecksilber aus dem Eudiometer in ein untergestelltes Gefäss 

 ausfliessen zu lassen; man calibrirt zunächst bis dicht unter der Erweiterung 



