342 A. Samojlopf und A. Judin: 



und dann weiter in üblicher Weise. Man erhalt somit Calibrirungszablen, 

 die das Volum der Eudiometertheile vom Strich im horizontalen Theil 

 der Capillare angeben. Es ist aber bedeutend bequemer, wenn man bei 

 der Analyse die Volumina von der unteren Mündung der Capillare rechnet. 

 Das hat folgenden Sinn. In allen Fällen, wo im Eudiometer sich das zu 

 analysirende Gas befindet, ist es sehr leicht, den Quectsilberfaden gerade an 

 der unteren Mündung der Capillare reissen zu lassen : dazu braucht man nur 

 den Hahn I so zu drehen, dass Quecksilber aus der Schaale L in C fliessen 

 kann; dreht man im beliebigen Moment den Hahn zu, so reisst der Queck- 

 silberfaden an der nöthigen Stelle, und man braucht nicht mehr irgend 

 welche Einstellungen des Meniscus vorzunehmen. Um den erwähnten Punkt 

 der Capillare als obere Grenze für die Calibrirungswerthe benutzen zu 

 können, muss man von den früher erhaltenen Werthen das Volumen der 

 Capillare vom Strich bis zur unteren Mündung, das vorher bestimmt wird, 

 abziehen. Für die Genauigkeit der Volumbestimmung ist es wichtig, dass 

 der Meniscus in der Capillare seine Stelle nicht wechselt. Es ist klar, dass 

 der Meniscus des Quecksilberfadens nur dann bei allen Manipulationen, 

 die eine Dehnung oder Compression des eingeschlossenen Gases bewirken, 

 auf derselben Stelle der Capillare unverrückt bleiben muss, wenn in dem 

 Gas einschliessenden System keine elastischen Körper sich befinden. 

 Deshalb bemühten wir uns, erstens jede Gasspuren im Quecksilber der 

 Capillare zu vertreiben und zweitens von der Anwendung von Kautschuk- 

 röhren vollständig Abstand zu nehmen. Das ist auch der Grund, weshalb ■ 

 wir zwischen der Glascapillare und dem Gummischlauch N den Glashahn / 

 einführten. 



Der Barometerstand lässt sich in sehr bequemer Weise am Apparate 

 selbst ablesen. Die Art und Weise, wie man das Vacuum im Eudiometer 

 herstellt, ist vorhin beschrieben. Um einen Tropfen Wasser in das Eudio- 

 meter einzuführen, stellt man den Quecksilberspiegel im Druckgefäss G auf 

 gleicher Höhe mit dem in der Schale P, verbindet durch die Hähne B 

 und F das Druckgefäss mit dem Eudiometer, zieht den Stopfen H heraus, 

 benetzt ihn mit destillirtem Wasser und setzt ihn wiederum in den Schliff 

 ein. Man kann auch anders verfahren. Man giesst in die Schale F auf 

 das Quecksilber etwas Wasser hinein; dann braucht man, um den Stopfen 

 nass zu machen, ihn bloss oberhalb des Quecksilberspiegels zu heben. Will 

 man sich später überzeugen, dass im Eudiometer in der That Wasser vor- 

 handen ist, so stellt man das Vacuum her und lüftet ein wenig den 

 Stopfen H\ es fiiesst dann etwas Quecksilber aus der Schale P in's Eudio- 

 meter und reisst das Wasser von der unteren Fläche des Stopfens mit sich, 

 was man am Thau an der Quecksilberoberfläche des Eudiometers erkennt. 

 Man zieht nun den Stopfen M heraus, verbindet den Druckschlauch mit 



