344 A. Samojloff und A. Judin^: 



dem vorhin beschriebenen Apparate. Der Hahn V ist ein Dreiweghahn 

 nach Winkler, er besitzt eine einfache Läugsbohrung und eine einfache 

 Querbohrung. Das Hahnkücken mit der Längsbohrung ist mit einem 

 Gummischlauch und Druckgefäss ^verbunden. Vermittelst des Hahnes V 

 lässt sich das Druckgefäss absperren und der obere Theil der Capillare mit 

 dem unteren verbinden, oder aber das Druckgefäss mit dem oberen bezw. 

 unteren Theil der Capillare in Communication bringen. Die Röhre R ist 

 unten verjüngt, giebt einen Zweig S, der durch ein Stück Gummischlauch 

 mit Glasstopfen verschlossen ist, zur Seite ab und geht weiter in einen dick- 

 wandigen Gummischlauch mit der Füllkugel T über. 



Von Anfang an sind sämmtliche Theile der Pipette mit Quecksilber 

 gefüllt. Wünscht man irgend ein Gas in die Pipette hinein zu führen, 

 z. B. Atmosphärenluft, so wird durch Drehung des Hahnes V die Kugel W 

 abgeschlossen und die beiden Capillarentheile mit einander verbunden. Man 

 senkt nun die Kugel T und saugt das zu analysirende Gas. Hat man 

 eine genügende Menge eingeführt, so dreht man den Hahn F, so dass das 

 Druckgefäss iF mit dem oberen Theil der Capillare in Verbindung steht, 

 füllt die Capillare mit Quecksilber und dreht den Hahn zu. Es sei hier 

 bemerkt, dass der Querweg des Hahnes dabei nicht Quecksilber, sondern 

 Gas enthält, das schadet aber weiter nicht; wir kommen noch weiter darauf 

 zu sprechen. Will man nun einen Theil des in der Pipette eingeschlossenen 

 Gases in das Endiometer zur Analyse überführen, so verfährt man folgender- 

 maassen : 



Der Apparat, Fig. 1, ist vollständig mit Quecksilber gefüllt, an den 

 unteren Flächen der Glasstopfen E und M befindet sich je ein Tropfen 

 Wasser. Man entfernt den Stöpsel und die Schraubenklemme von N, dreht 

 den Hahn / nach dem Schema H und lässt somit das Quecksilber aus 

 dem Kästchen L durch N in ein untergestelltes Gefäss fliessen. Während 

 das Quecksilber noch fliesst, führt man das Ende der Pipettencapillare in 

 den Schlauch N hinein und stellt den Hahn I nach dem Schema _L, d. h. 

 man verbindet den Inhalt der Capillaren der Pipette und des Eudiometers 

 mit einander. Nun stellt man den Quecksilberspiegel in T und in R 

 (Fig. 2) auf gleiches Niveau und den Quecksilberspiegel G (Fig. 1) etwas 

 unterhalb des horizontalen Theils der Capillare des Eudiometers. So wie 

 man nun den Hahn F so stellt, dass die beiden Capillartheile der Pipette 

 mit einander verbunden sind, so ist sofort eine freie Communication sämmt- 

 licher Theile des Apparates von der Kugel T durch die Pipette und Eudio- 

 meter bis zur Kugel G hergestellt. Das Quecksilberniveau sinkt in T und 

 steigt in G, das Gas wird übergeführt in das Eudiometer; die Ueberführung 

 der Gase kann auf diese Weise bei einem Druck, der nur sehr wenig höher 

 als der Luftdruck ist, geschehen. Hat man die gewünschte Menge ein- 



