ZuE Methodik dee Gasanaltse. 345 



geführt, so dreht man den Hahn V so, dass das Druckgefäss IF mit dem 

 oberen Theil der Capillare communicirt und füllt die Capillare der Pipette, 

 den Schlauch N und die Capillare des Eudiometers mit Quecksilber. 

 Während das Quecksilber aus der Mündung der Capillare in die Erweiterung 

 C hineinfliesst, dreht man den Hahn V zu und stellt / nach dem Schema H . 

 Jetzt wird die Pipette entfernt, und während das Quecksilber aus dem 

 Kästchen L aus der Mündung von N fliesst, legt man an den Kautschuk- 

 schlauch i\^eine Schraubenklemme und führt einen Glasstöpsel ein. Durch 

 Senkung der Kugel G wird jetzt in C ein negativer Druck erzeugt und der 

 Hahn /mehrere Male nach einander von der Stellung -{ in die Stellung ±. 

 übergeführt. Durch diese Manipulation gelingt es, irgend welche Gas- 

 bläschen, die im linken Theile der Capillare und im Hahn I möglicher 

 Weise geblieben sind, in das Eudiometer zu vertreiben. Man dreht zuletzt 

 den Hahn nach dem Schema [-, lässt also Quecksilber aus L durch die 

 rechte Hälfte der Capillare hindurchfliessen und schliesst den Hahn zu. 

 Hierdurch ist die Ueberführung des zu analysirenden Gases in das Eudio- 

 meter beendet. Man lässt nun die Theile A, B und G communiciren und 

 senkt die Kugel G bis das Quecksilber im Eudiometer unterhalb der Er- 

 weiterung C zu stehen kommt, bringt den Hahn I) in Stellung ±, notirt 

 die T^ des Wassers im Ziukkasten und liest im Fernrohr den Quecksilber- 

 stand in Ä und in B. Wie früher auseinandergesetzt wurde, befindet 

 sich das Quecksilber in B entweder unter Luftdruck und steht dann tiefer 

 als in Ä (der Stöpsel M wird in diesem Falle entfernt), oder es wird der 

 Einfluss des Luftdruckes vollständig beseitigt, und man hat dann oberhalb 

 des Quecksilbers in B das Vacuum. Hat man eine Ablesung gemacht und 

 will man eine zweite bei geändertem Volum und Druck anstellen, so ver- 

 bindet man den Druckschlauch mit dem communicirenden Ä und B, 

 ändert den Quecksilberstand in beiden Eöhren und hebt die Verbindung 

 mit dem Druckschlauch auf. Wie genau die bei verschiedenen Ablesungen 

 " erhaltenen auf ^ und 1 >" Druck reducirten Volumina mit einander über- 

 einstimmen, sieht man beispielsweise aus folgenden Zahlen: 



V bei » und 1 ■" Druck 



IL 



in. 



IV. 



53 



579 c«ni 



53 



565 „ 



53 



573 „ 



12 



ßl7ecm 



12 



624 „ 



12 



•622 „ 



8 



1402 """^ 



8 



1396 „ 



3 



;^75ccm 



3 



173 „ 



