346 A. Samo-iloef und A. Jüdin: 



Das Gas wird, wie ersichtlich, bei relativ geringem Druck gemessen. 

 Die Erweiterung C ist angebracht, um grössere Gasmengen 50 bis 100°'='^ 

 analysiren zu können. Nimmt man sehr kleine Gasmengen, z. B. S-O^^"" 

 und noch weniger zur Analyse, dann wird die Erweiterung störend, denn 

 man muss dann das Gas zu stark dehnen; hierbei reisst der Quecksilber- 

 faden im horizontalen Theil der Capillare, und man muss den Meniscus bis 

 zum früher erwähnten Strich verschieben und das Gasvolum vom Strich 

 rechnen. 



Zur Bestimmung der Kohlensäure wird das Gas in eine Pipette von 

 der geschilderten Form übergeführt und die CO2 hier absorbirt. Die Pipette 

 wird folgendermaassen vorbereitet. Durch entsprechende Drehung des 

 Hahnes V wird W abgesperrt und die beiden Capillartheile mit einander 

 verbunden. Man senkt die Kugel T so weit, bis das Quecksilber in der 

 Pipette dicht unterhalb des Zweigabganges S sich befindet. Dann führt 

 man durch S hindurch etwa 5'0'"'™ einer starken Kali- oder Natroülauge 

 ein und schliesst den Gummischlauch zu. Man hebt jetzt die Kugel T in 

 die Höhe und sucht möglichst vorsichtig arbeitend die Lauge gerade bis 

 zum Anfang des Hahnweges steigen zu lassen. Ist das geschehen, so füllt 

 man durch entsprechende Drehung des Hahnes 7 den oberen Theil der 

 Capillare bis zur Mündung mit Quecksilber. So vorbereitet ist auch die 

 Capillare in Fig. 2 abgebildet. Nun verbindet man die Pipette mit dem 

 Eudiometer und führt das Gas aus dem Eudiometer in die Pipette über. 

 Es ist nicht möglich, ohne Weiteres die ganze Gasmenge aus dem Eudio- 

 meter auszutreiben, weil, wie oben erwähnt wurde, unter dem Stöpsel eine 

 Gasblase stecken bleibt. Allerdings könnte man die Gasblase in die Pipette 

 überführen und dabei in ähnlicher Weise verfahren, wie beim Entfernen 

 der Luftblase in der Capillare zwischen Hahn und Schliff K im Beginn 

 jedes Versuches.- Es ist aber überflüssig. Wir verfuhren folgendermaassen: 

 Nachdem das Gas in die Pipette fast ganz übergeführt ist und das Queck- 

 silber schon in der Eudiometercapillare erscheint, lassen wir das Gas aus 

 der Pipette wiederum in's Eudiometer treten; hierbei wird die Gasblase 

 unter dem Stöpsel mit dem Gase, welches aus der Pipette kommt, ver- 

 mischt, man führt jetzt das Gas aus dem Eudiometer in die Pipette zurück, 

 wiederholt dasselbe 2 bis 4 Mal, je nachdem wie gross die zu analysirende 

 Gasmenge ist. Es ist klar, dass man auf diese Weise die sämmtliche 

 Kohlensäure der Gasblase unter dem Stöpsel in die Pipette überführen 

 kann. Nach der Absorption kommt das Gas in das Eudiometer. Die 

 Vorsichtsmaassregeln bei der Ueberführung sind bereits beschrieben worden. 

 Es sei hier bemerkt, dass im Querweg des Hahnes V eine geringe Gas- 

 menge nachbleibt, das bringt aber keine Fehler mit sich, denn auch vor 

 der Absorption befand sich im Quergaug dieselbe C02-freie Gasmenge. 



