Zur Keitik des Miescher'schen Hämometees. 447 



Hoppe-Seyler^ eine Temperatur von 110^ anwandte und 3 bis 4 Procent 

 als Krystallwasserverlust für mit der Luftpumpe getrocknetes Hundebämo- 

 giobin angiebt, berechnet v. isToorden^ unter Hüfner's Leitung die 

 Coucentration vermittelst einer ziemlich complicirten Formel, zu deren 

 Lösung er das Hämoglobin zunächst ohne Pumpe in der Kälte über 

 Schwefelsäure, sodann bei lOO*^ trocknete. In ßunge's Laboratorium wird, 

 wie es scheint, das Hämoglobin bei 120*^ bis zur Gewich tsconstanz ge- 

 trocknet, während Veillon^ die Hämogiobinlösung zunächst 5 Tage bei ßO° 

 stehen liess und dann 5 Tage im Luftbad bis zur Gewichtsconstanz (bei 

 welcher Temperatur ist nicht angegeben) trocknete. Es geht daraus hervor, 

 dass der dem Spectrophotometer zu Grunde liegende Werth nicht so ohne 

 Weiteres auf die Werthe der Hämometerscala übertragen werden darf. 



Ich selbst habe zwei Mal versucht, unter Zugrundelegung des 

 Werthes von Hüfner mit meinen Extinctionscoefficienten die Coucen- 

 tration der mit dem Hämometer untersuchten Lösung zu berechnen, 

 habe aber, wie aus Colonne 8 der Tabelle III hervorgeht, in den beiden 

 Fällen viel zu niedrige Werthe erhalten. Das ist, abgesehen von dem 

 erwähnten Grunde, auch deshalb nicht wunderbar, weil Hüfner selbst an- 

 giebt, dass das Absorptionsverhältniss für verschiedene Spectrophotometer 

 nicht genau gleich ist. Durch äussere Umstände war ich leider bisher 

 verhindert, für unser Instrument den Werth Ao zu bestimmen, will es aber 

 im nächsten Winter nachholen. 



Nun bietet allerdings ein von Hans Meyer angestellter Vergleich 

 seines Hämometers mit dem Krüss'schen Spectralapparat einen gewissen 

 Anhaltspunkt für die Fehler der Calibrirung. Wenn ich aus seinen zehn 

 Bestimmungen, welche Magnus abdruckt^, das Mittel nehme, und den 

 mittleren und wahrscheinlichen Fehler berechne, so ergiebt sich ein mitt- 

 lerer Fehler von 2 • 9 Procent und ein wahrscheinlicher Fehler von 2 • Pro- 

 cent. Also auch diese Abweichung der absoluten Hämoglobinwerthe ist 

 keine sehr erhebliche. Ich selbst versuchte noch auf directem Wege durch 

 Bestimmung der Trockensubstanz eine Aichung meiner Instrumente zu er- 

 zielen. Wie die in Colonne 7 der Tabelle III enthaltenen Werthe zeigen, 

 war die Coucentration, wenn die Trocknung bei gewöhnlicher Temperatur 

 im Vacuum vorgenommen war, immer bedeutend höher, als sich durch 

 das Hämometer ergab. Bei Trocknung bei 50 bis 55° nähern sich die 

 Werthe, aber erst bei Erhitzung auf lOO*' stimmen sie in dem einen 

 untersuchten Falle bei zwei Doppelbestimmungen fast genau überein. So 



^ Med.-chem. Untersuchungen. 1868. 3. Heft. S. 370. 



2 Zeitschrift für physiologische Chemie. Bd. I. S. 389; Bd. III. S. 3; Bd. IV. 



« A. a, 0. S. 450. 



* A. a. 0. S. 39. 



