546 VEEHANDLUNaEN DEE BeELINEE 



Aquarium fliessen, aus welchem der Ueberschuss durch einen Ueberlauf ab- 

 fliesst. Bei brennender Flamme hat das einfliessende Wasser, je nach der 

 Stärke des Stromes, eine Temperatur von 30 bis 40'' C. und sichert so die 

 constante Temperatur der Wanne, so lange diese höher ist als die Zimmer- 

 luft. Ist dies nicht der Fall, so lässt man das Wasser durch eine in Eis 

 liegende Spirale in den Heizapparat eintreten, dessen Flamme sich natürlich 

 erst dann entzündet, wenn das Wasser der Wanne durch das aus dem 

 Regulator einströmende kalte Wasser unter die gewollte Temperatur ab- 

 gekühlt ist. 



6. Zum Ersatz des verbrauchten Sauerstoffes strömt aus dem graduirten 

 Gasometer (Sj)) durch das am Boden des Aquariums befindliche Quecksilber- 

 ventil Sauerstoff nach, sobald der Druck der Luft im Ballon unter eine beliebig 

 einstellbare Grenze gesunken ist. Der Druck des im Gasometer befindlichen 

 Sauerstoffes wird durch die in der Zeichnung erkennbare Pflüger'sche Re- 

 gulationseinrichtung bei jeder Stellung der Glocke gleich erhalten. 



7. Zur beliebigen Füllung und Entleerung, der Kaliventile dienen die 

 Flaschen Jß und W, von denen die eine mit ca. 12 Procent kohlensäure- 

 freier Kalilauge, die andere mit ausgekochtem, destillirtem Wasser gefüllt ist. 



Die Bewegung der Pumpe wird durch einen kleinen Elektromotor von 

 Viß H P bewirkt. 



Die von der Pumpe in den Ballon eingepresste Luft strömt am Boden 

 desselben aus einer Anzahl am dreizackigen Rohr D ß angebrachter Oeff- 

 nungen durch das Wasser aus. 



Zu Beginn eines jeden Versuches wird der Ballon, dessen Capacität 

 genau bekannt ist, zum Ueberlaufen mit Wasser gefüllt, dann die gewogenen 

 Fische eingesetzt. Der Deckel wird dann sofort aufgeschraubt und etwa 

 5 Liter Wasser abgesaugt, an deren Stelle reine, atmosphärische Luft von 

 aussen durch das Rohr R eintritt. 



Ein Antheil des abgesaugten Wassers dient zur Sauerstoff- und Stick- 

 stoffbestimmung durch Auskochen in dem früher der Gesellschaft demon- 

 strirten , von Dr. Müller (Brandenburg) construirten Tenax-Apparat; einige 

 weitere Proben zur Bestimmung der Kohlensäure, welche in der Art ge- 

 schieht, dass eine Portion des Wassers mit überschüssigem titrirten Baryt- 

 wasser und Chlorbarium versetzt und nach Absetzen des Niederschlages 

 zurücktitrirt wird, während in einer zweiten Portion die Alkalescenz des 

 Wassers durch Titrircn mit Säure unter Kochen bestimmt wird. Eine dritte 

 Portion von 1 bis 2 Liter wird eingedampft, mit Schwefelsäure nach Kjel- 

 dahl behandelt und dient zur Bestimmung des in chemischer Bindung vor- 

 handenen Stickstoffes. Am Schlüsse des Versuches werden alle diese Be- 

 stimmungen wiederholt und ausserdem mehrere Proben der im Apparat ent- 

 haltenen Luft gasanalytisch auf Sauerstoff, Kohlensäure und Stickstoff unter- 

 sucht. — Damit man auch während des Versuches Luft- oder Wasserproben 

 entnehmen könne, ohne dass Luft oder Wasser in den Apparat von aussen 

 eintreten, bezw. die Gasspannung im Lmern sich ändert, befindet sich im 

 Innern des Respirationsbehältei's an einer besondei'en, den Deckel durch- 

 setzenden Tubulatur der dünnwandige leere Gummiball H. In diesen lässt 

 man bei den Probenahmen während und am Schlüsse des Versuches so viel 

 Wasser einfliessen, dass der vom Manometer M angezeigte Druck unvei'- 

 ändert bleibt. 



