Filtration und Osmose steöm. Flüss. bei homüg. Membranen. 4B 



Der Leser hat schon bemerkt, dass durch das Glasröhrchen e hindurch 

 das Lumen des homogenen Kohres gefüllt werden muss. Hierzu ist e mit 

 einem Gummirohr r verbunden, welches Gummirohr sich wieder an ein 

 Glasrohr mit Glashahn s anschliesst (s. Fig. 5). Mit dem Glasrohr steht 

 der Trichter i in Verbindung. Der Trichter empfängt Flüssigkeit aus 

 Röhrchen u und u wieder aus v. v ist ein Glashahn, welcher durch eine 

 auf der Flüssigkeit im Trichter treibenden gläsernen Hohlkugel lo in Be- 

 wegung versetzt wird. Auf diese Weise wird der Flüssigkeitsstrom aus dem 

 mit n verbundenen Reservoir (in der Figur nicht sichtbar) geregelt und die 

 Flüssigkeit im Trichter auf constautem Niveau gehalten. 



Die Druckhöhe der in das homogene Rohr strömenden Flüssigkeit kann 

 nach Willkür variirt werden. Erstens kann der Ring in welchem der 

 Trichter ruht und auch der Hahn mit Hohlkugel des Kupferstabes y ent- 

 lang bewegt werden, und zweitens kann man auch den ganzen Kupfer- 

 stab selbst verstellen. 



Natürlich muss während der Füllung des homogenen Cylinders Hahn z 

 (s. Fig. 5 an der linken Seite unten) geöflhet sein. Wünscht man aber 

 später nach der Füllung eine Strömung, so hat man z zu öffnen. Es 

 liegt auf der Hand, dass derStand von Hahn z einen grossen Einfluss auf 

 den hydrostatischen Druck in den verschiedenen Theilen des homogenen 

 Membran ausüben muss. Mittelst Schraube 1 kann z auf willkürliche 

 Höhe gebracht werden. 



Jetzt muss der Mantelraum gefüllt werden, d. i. der Raum zwischen 

 dem homogenen Cylinder und dem grossen Glasrohr. 



Die Flüssigkeit strömt ein bei t^ und zwar aus Trichter 2, welcher, 

 ebenso wie Trichter t am Kupferstabe y auf und nieder bewegt werden 

 kann. Aus der Figur ist ersichtlich, dass Gummirohr 3 und Glashahn 4 

 von der Flüssigkeit passirt werden. 



Wo muss nun die Luft aus dem Mantelraum entweichen? Bei der 

 Fig. 1 sprachen wir schon von zwei Röhrchen k und /. In Fig. 5 findet 

 man k versehen mit einem Glasrohr und Hahn 5, während an Z ein Gummi- 

 rohr mit Glasrohr und Glashahn 6 verbunden ist. Schliesst man Glas- 

 hahn 6, so kann bei der Füllung des Mantelraumes die Luft durch den 

 geöffneten Hahn 5 entweichen. Mittelst Schraube 7 kann man Hahn 6 

 auf- und niederschieben. Es braucht nicht gesagt zu werden, dass man 

 mittelst der beschriebenen Einrichtung durch den Mantelraum auch Flüssig- 

 keit kann durchströmen lassen. Auch auf Trichter 2 kann man einen 

 selbstregulirenden Glashahn anbringen. 



Der Rest des Apparates ist von relativ untergeordneter Bedeutung. 

 Beim eisernen dreifüssigen Stativ 8 verdient Erwähnung, dass eine Schrauben- 



