44 H. J. Hambuegee: 



mutter 9 angebracht ist, um während der Füllung der beiden Kohre der 

 linken Seite einen höheren Stand ertheilen zu können als der rechten, was 

 absolut nothwendig ist, um die letzte Luft zu vertreiben. Ist die Füllung 

 geschehen, so wird die Schraube wieder zurückgedreht, bis die Rohre wieder 

 einen horizontalen Stand bekommen haben. 



Weiter ist zu bemerken, dass im Stativ 8 sich ein kupferner Stab 10 

 bewegen und darin fixirt werden kann. Dieser verticale Stab trägt das 

 Gestell 11, auf welchem die beiden Rohre ruhen und an welchem auch 

 die Kupferstäbe y und 12, sowie auch die Scala für die Glasrohre Id und 

 Ä5 befestigt sind. 



xinfänglich gebrauchte ich Klemmschrauben statt Glashähne, aber kam 

 davon zurück, als Membranen, welche sich einige Zeit als vortrefilich er- 

 wiesen hatten, zuweilen plötzlich zu lecken anfingen. 



Ä posteriori ist es dann auch leicht verständlich, dass in einem 

 Reservoir, welches man mittelst einer Klemmschraube verschliesst, eine 

 geringe Drucksteigenmg entstehen muss. Wird nun die Wand des Reser- 

 voirs, wie hier, von dünnen Fensterchen einer zarten Substanz gebildet, so 

 kann es nicht befremden, dass ein Riss oder eine kleine Oeffnung darin 

 entsteht. 



Die Anwendung des Apparates beruht somit in der Hauptsache auf 

 Folgendem: 



1. Schiefstellung des Apparates mittelst Schraube 9. 



2. Füllung des homogenen Rohres. Hierzu wird, nachdem 

 Hahn z und i geöffnet sind, auch Hahn .<? geöffnet. Sobald aus z Flüssig- 

 keit auszutröpfeln anfängt, wird dieser Hahn geschlossen. Nun füllt sich 

 das homogene Rohr weiter. Der hydrostatische Druck ist genau zu messen 

 und zu regeln. 



Nach der Füllung bemerkt man unmittelbar, ob die Membran irgendwo 

 einen kleinen Riss hat; denn in diesem Fall sinkt die Flüssigkeit im Rohr hi 

 ziemlich schnell und sieht man auch an der Aussenfläche der Membran 

 Tropfen sich ansammeln. 



Indessen verdient bemerkt zu werden, dass eine geringe Senkung in h i 

 im Anfang immer stattfindet, weil die Membran einige Flüssigkeit imbibirt. 

 Man braucht aber nur kurze Zeit mit dem Apparat gearbeitet zu haben 

 und man sieht unmittelbar, ob die erste Senkung einem Fehler in der 

 Membran zugeschrieben werden muss oder ob nur Imbibition daran zu 

 Grunde liegt. 



Bis jetzt habe ich bei allen Untersuchungen wenigstens noch eine 

 halbe Stunde nach dem Stillstand des Niveaus in hi gewartet, l)evor ich 

 zu „3" überging. 



