PHYSIOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. 



COWL. 



187 



an diesen Thieren benutzt worden und es haben sich seine einfachen Vor- 

 richtungen als Yortheilhaft erwiesen. 



Wegen der Zweckmässigkeit dieses Thierhalters und in Folge eines 

 Wunsches der bekannten Fabrikantenfirma F. & M. Lautenschläger, den- 

 selben zu verbreiten, habe ich am Anfang dieses Jahres die Vorrichtungen 

 desselben auch für die verschiedensten Thiere und Operationen weiter aus- 

 gebildet. In der Zwischenzeit sind dieselben in der früher von Prof. J. Gad, 

 jetzt von Prof. I. Munk geleiteten speciell-physiologischen Abtheilung des 

 physiologischen Instituts mannigfaltig benutzt worden. 



Das wesentlich Neue an der ursprünglichen und nunmehr ausgebildeten 

 Vorrichtung betrilFt das Operationsbrett selbst, die Gestalt der Kopf- und 

 Beinhalter und deren Verstellung beim Gebrauch. 



Wie aus den photographischen Abbildungen verschiedener aufgespannter 

 Thiere erhellt, sind letztere möglichst einfacher Natur. Das Brett ist von 

 paraffinirtem Eichenholz und ruht auf leicht entfernbaren Metallfüssen von 

 12""^ Höhe, es hat eine Länge von 70''"^, eine Breite von 18"°^, ist am 

 Kopfende verjüngt und hier mit Metall belegt; im Ganzen besitzt dasselbe 

 200 Löcher zur Aufnahme der verstellbaren Beinhalter bezw. Maulsperrer, 



Fig. 1. Obere Ansicht des Operationsbrettes ohne Kopfhalter. 



Klemmgabel, Haken, Stumme Assistenten u. s. w. und zwei Längsschlitze 

 zur Aufnahme und Verstellung der Kopfhalter und deren Träger. 



Die Beinhalter bestehen aus ganz einfachen Schnurschlingen, welche 

 aus dem Kopfe einer leicht verstellbaren Mutterschraube hervorragen; 

 zur leichten Einführung der Thierpfoten werden diese Schlingen erst bis 

 zur Handgrösse erweitert und über die Pfote gebracht, an die letztere durch 

 einfaches Ziehen angeschnallt und dann durch die Schraubenmutter fest fixirt. 

 Es können in dieser Weise Thiere von 60 ^'■" und noch darunter bis 6000 ^™ 

 Gewicht mit zweckentsprechender Lagerung der Extremitäten auf dem 

 Brette befestigt werden; die Schnurschlingen lassen sich ohne Weiteres 

 durch einfache Schnüre ersetzen. 



Wie aus den Abbildungen ersichtlich, liegen die Thierpfoten unmittelbar 

 dem Halter auf. 



Die Kopfhalter für Säugethiere unterscheiden sich von den bisher 

 üblichen in zwei wesentlichen Punkten: 1. dadurch, dass die Hinterhaupt- 

 gabel gleichviel bei welcher Lagerung des Thieres nach oben offen ist und 

 in Folge dessen bei Operationen am Hinterhaupte und Nacken diese Theile 

 frei lässt; 2. dass der Schnauzring, bezw. Maulsperrer einerseits und die 



