250 S. HiLLEESOHN UND Stein-Bernstein: 



Die Aufstellung des Eiscalorimeters geschah nach den Vorschriften 

 von Schuller und Wart ha, ^ und zu den Messungen bedienten wir uns 

 eines im Pariser Bureau International des poids et mesures calibrirten 

 Capillarrohres, dessen Werthe in Calorien von uns sowohl theoretisch nach 

 der Formel von Bunsen, als empirisch durch das Einführen einer be- 

 stimmten, nahe bis zu 100" C. erwärmten Wassermenge, ermittelt wurden. 

 Die Unterschiede zwischen den auf beiden Wegen erhaltenen Zahlenwerthen 

 betrugen weniger als 0-25 Procent. 



Das Blut wurde in allen unseren Versuchen auf die Temperatur von 

 38-26*' bis 38.51" C. erwärmt, und zwar in einem von Hrn. Dr. Lougui- 

 nine construirten Apparate, welcher uns gestattete, die zu untersuchenden 

 Flüssigkeiten stundenlang bei der beabsichtigten Temperatur zu erhalten. 

 Die Schwankungen derselben übertrafen nicht einmal O-Ol". 



Der Apparat stellt ein doppelwandiges cylindrisches Gefäss [Ä) 

 aus Messing mit einem oben und unten durch Deckel verschliessbaren 

 centralen Canal [B] dar. In dem ringförmigen, mit Olivenöl gefüllten 

 Räume des Gefässes ist eine Platindrahtspirale C (der Draht derselben ist 

 1 ™ lang und 0-5 ^"^ dick) befestigt, durch welche vermittelst der 

 Klemmen NN der erwärmende Strom geleitet wird.^ Letzteren lieferten 

 uns vier Accumulatoren von Tudor (2 Fund 10^ jeder); und in dem 

 Leitungskreise befanden sich zum Zwecke der ßegulirung des Stromes ein 

 Galvanometer mit Spiegelablesung und ein Rheostat. Nebst diesem ist in 

 der Figur unter KKKK die ununterbrochen arbeitende, durch einen elektro- 

 magnetischen Motor bewegte Mischvorrichtung dargestellt. Der zu unter- 

 suchende, bezw. zu erwärmende Körper wird innerhalb des centralen 

 Canals durch den Mechanismus ffg zweier zusammenklappenden konischen 

 Löffel {ff) gehalten, welche, sowie die unteren Deckel H des centralen 

 Canals,^ durch einen Druck auf das Knöpfchen g sich öffnen und den 

 erwärmten Körper in das Calorimeter fallen lassen. 



Dank dieser Vorrichtung erleidet der erwärmte Körper offenbar keine 

 merklichen Wärmeverluste beim Herabfallen aus dem Erwärmungsapparate 

 in das Calorimeter. Zu dem Erwärmungsapparate gehört endlich die den- 



1 Wiedemann's Annalen. 1877. Bd. II. S. 359. 



'^ Hr. Dr. Louguinine hat den galvanischen Strom zu calorimetrischen Zwecken 

 selbständig angewandt, ohne die Arbeit seines Vorgängers, des englischen Physikers 

 Henry Crew {Phil. Magaz. V. Serie. T. XXXHI. p. 89) gekannt zu haben. 



^ Dieser ebenfalls von Hrn. Luginin construirte Mechanismus ist unter dem 

 Titel „Nouvelle Stuve pour calorimetre a glace" Ann. de Ch. et de Ph. 78. 1 V. p. 423, 

 beschrieben und unterscheidet sich von dem entsprechenden Mechanismus von Schuller 

 und Wartha darin, dass durch den Druck auf das Knöpfchen zugleich mit den 

 Löffeln auch der untere Deckel des centralen Canals sich öffnet. 



