354 Veehandlungen der Beelinee 



Oesophagus konnte uns daher sowohl als ein reflectorisch thätiger Muskel, 

 wie auch als Nervmuskelpraeparat gleicher Art wie der herkömmliche Frosch- 

 schenkel dienen. 



"Wir bedienten uns des Capillarelektrometers in der Form, welche dem- 

 selben V. Uexküll in Kühne's Laboratorium gegeben hat. Unser Yer- 

 suchsthier war das Kaninchen, dessen Oesophagus animalische Contraction 

 besitzt. Zunächst leiteten wir mit unpolarisirbaren Elektroden vom Hals- 

 theile des Oesophagus ab und lösten den Schluckact durch Tetanisiren des 

 N. laryngeus sup. aus. Der Erfolg der Reizung dieses Nerven ist bekannt: 

 Der erste Schluckact, von dem Mylohyoideus und Hyoglossus verursacht, 

 äussert sich in Hebung des Kehlkopfs; der Oesophagus erleidet dabei einen 

 passiven Zug. Darauf sieht man am freigelegten Oesophagus die Contraction 

 desselben, die Welle, ablaufen. Eine ganze Reihe von Schwierigkeiten 

 hemmte anfänglich ganz erheblich unser Unternehmen. Wir beschränken 

 uns in dieser vorläufigen Mittheilung auf eine Besprechung derjenigen Punkte, 

 die bei der Anordnung unserer elektrischen Apparate in Betracht kamen. 

 Thonstiefel- und Pinselelektroden konnten wir nicht verwenden, da wir uns 

 nicht vor der Gefahr der Abhebung zu sichern wussten. Darauf schlangen 

 wir um den Oesophagus Seilelektroden. Nothwendiger Weise mussten die 

 Elektroden vor dem Hereinbrechen der Ströme der benachbarten Muskeln, 

 sowie vor Kurzschluss durch anliegendes Gewebe geschützt werden. Unsere 

 anfänglichen Vorrichtungen bedingten immerhin Eingriffe am Oesophagus, 

 die derselbe offenbar nicht vertrug; denn danach konnte der Schluck zwar 

 ausgeführt werden, die Welle blieb aber aus oder war unmerklich. Alle 

 diese Schwierigkeiten gelang es zu überwinden als wir uns eine Art 

 „Schürzenelektroden" verfertigten, Seilelektroden, mit einer schmalen Gummi- 

 schürze. Doch führte die Beseitigung dieser Fehlerquellen noch nicht zum 

 gewünschten Ziele. Zahlreiche Versuche und allmähliche Uebung im Deuten 

 der Bewegungen des Capillarelektrometers lehrten uns mit ziemlicher Sicher- 

 heit anzugeben, was auf Rechnung eines passiven Zuges und was auf Rechnung 

 einer activen Contraction zu setzen sei. Die Beobachtung geschah immer so, 

 dass der eine von uns die Vorgänge am Thiere, der andere die Bewegungen 

 des Meniscus betrachtete. Aber die Ausschläge des Elektrometers waren so 

 geringfügig, dass wir an eine Photographie derselben gar nicht denken durften ; 

 ja es war schwer, einen nur gelegentlichen Beobachter zu überzeugen, dass 

 die sehr kleinen Verschiebungen nicht von anderen Zufälligkeiten herrührten. 

 Dasselbe Capillarelektrometer gab mit denselben Elektroden mit dem Frosch- 

 herzen verbunden Ausschläge über das halbe oder gar ganze Gesichtsfeld 

 (bei Anwendung von Leitz Obj. 4). Aus Gründen, auf die wir hier nicht 

 näher eingehen wollen, musste daher unser unbefriedigendes Ergebniss an 

 den Verhältnissen des thierischen Gebildes liegen. Versuchsweise und nur 

 ungern verwandten wir dann Nadelelektroden, von denen wir sofort wieder 

 absehen mussten, da die sprunghaft wechselnden Polarisationswirkungen durch 

 du Bois-Reymond's runden Compensator nicht auszugleichen waren. 



Als wir anstatt der Nähnadeln feine Neusilbernadeln in Häkchenform 

 als Elektroden verwendeten, wollte es dieser glückliche Zufall, dass unsere 

 sclion sehr herabgestimmten Erwartungen übertroffen wurden. Die Polari- 

 sirbarkeit derselben erwies sich als sehr gering. Es machte kaum einen 

 tinterschied, ob wir z. B. das Froschherz mit diesen Häkchen oder mit 



