366 Veehandlungen der Beeliner 



Aus diesen beiden Bedingungen ist ersichtlicli, dass, um recht scharfe 

 Bilder zu geben, die Ausgangsfläche der X-Strahlen im Verhältniss zum ab- 

 zubildenden Object möglichst klein bezw. entfernt sein muss. 



Mit den bisher hauptsächlich in Gebrauch befindlichen Eöntgen'schen 

 Röhren war für nicht sehr grosse Objecto ein solches Verhältniss zu er- 

 reichen durch Abbiendung des ganz überwiegenden Theiles der Ausstrahlungs- 

 fläche oder durch grosse Entfernung des abzubildenden Objectes vom Ent- 

 ladungsrohr. Beides bedingt einen grossen Yerlust an Energie, welcher 

 mit Rücksicht auf die Aufnahme lebender, nicht immer ruhig zu haltender 

 Objecto nur durch gewaltige Steigerung der elektrischen Ströme nebst ent- 

 sprechenden Eunkeninductoren u. a. m. auszugleichen ist. 



In den Versuchen vermittelst des Röntgen' sehen Verfahrens, worüber 

 ich hier kurz berichten will, habe ich ein Modell des Entladungsrohres be- 

 nutzt, welches alle wesentlichen Bedingungen für die vorliegenden Zwecke zu 

 erfüllen schien. Dasselbe besteht aus einer Grlashohlkugel mit zwei gleichen 

 stark concaven Aluminiumelektroden an beiden Polen und einem Stück 

 Platinblech in der Mitte der Kugel, welches um 45 '^ zur Hauptaxe geneigt 

 ist und ungefähr lOXlö™*" misst. Dieses Modell ist schon früher von 

 Hrn. Dr. Kaufmann, dessen Liebenswürdigkeit ich dasselbe verdanke, wie 

 von Anderen benutzt worden. 



Die Reihe von Röhren dieses Modells, welche für mich von der Firma 

 C. Richter (Berlin, Thurmstrasse 4) in ganz ausgezeichneter Qualität und in 

 dauerhaft luftleerem Zustande nach folgenden weiteren Angaben hergestellt 

 wurden, hat mir ohne Ausnahme die besten Dienste geleistet. 



Von der Erwägung ausgehend, dass Glas einen schwer durchlässigen 

 Körper für X-Strahlen bildet, habe ich mit Rücksicht auf die grosse Halt- 

 barkeit sehr dünnwandiger Glaskugeln solche von Anfang an benutzt 

 und finde die Helligkeit der an denselben hervorgerufenen Fluorescenz im 

 Vergleich mit derjenigen dickwandiger Exemplare ganz beträchtlich grösser. 

 Einen unmittelbaren Beweis des Einflusses der Glasdicke auf die Menge der 

 ausgehenden X-Strahlen führe ich jetzt hier vermittelst eines Entladungs- 

 rohres vor, welches die Firma Richter auf meinen Wunsch dazu fertig- 

 stellen Hess. 



Wir sehen hier am vorgehaltenen Platinbarium cyanürschirm breite 

 dunklere Streifen im hellen Felde der Fluorescenz, die bei genauerer Be- 

 trachtung der Kugel, betreffs ihrer Lage, in genauer Uebereinstimmung mit 

 dickeren Streifen in der Glaswand zu constatiren sind. 



An allen anderen der von mir geprüften Röhren dieses Modelles habe 

 ich die Fluorescenz des vorgehaltenen Schirmes und die Dicke des Glases 

 von vollkommener Gleichmässigkeit gefunden. Wir sehen auch an diesem 

 zweiten Exemplar des kugelförmigen Rohres, dem ich Inductionsschläge nur 

 massiger Stärke zuführe, die eine Hälfte der Glaswand, scharf begrenzt durch 

 die Ebene des Platinblechs, in heller, gelbgrünlicher, gleichmässig vertheilter 

 Fluorescenz aufleuchten, während die andere Hälfte ausser einem bläulichen 

 Schimmer im Innern dunkel bleibt; an dieser Seite, nahe der Anode, er- 

 scheinen etwas vergrössert die projicirten Umrisse des Platinstücks begrenzt 

 durch einen schmalen Streifen heller Fluorescenz, welcher da breiter ist, wo 



