Veehandlungen dee Berliner ppiysiol. Gesellschaft. — Levy. 525 



wandte, zu einer Form überging, bei welcher in der Mitte der Kugel sich 

 ein Platinblech befindet. Auf diesem werden die Kathodenstrahlen concentrirt 

 und erzeugen hier die Röntgen -Strahlen, Die ursprüngliche Anschauung, 

 wonach die X-Strahlen nur an der inneren Stelle der Glaswand entstehen 

 können, wurde durch diese Yersuche sofort als irrig erwiesen; thatsächlich 

 ist man wohl jetzt allgemein der Ansicht, dass sie an jedem in den Gang 

 der Kathodenstrahlen eingeschalteten Körper gebildet werden. Meines Er- 

 achtens gehen Röntgen-Strahlen überall von da aus, wo Kathodenstrahlen 

 auf einen Körper treffen, der eine elektrische Spannungsdifferenz gegenüber 

 der Kathode selbst aufweist. Dies ist aber bei allen innerhalb der Röhren 

 befindlichen Körpern der Fall, weil fast die ganze Röhrenwand, ausgenommen 

 die der Kathode sehr nahe gelegenen Theile derselben, mehr oder weniger 

 auf dem Spannungszustande der Anode sich befindet, demnach auch jeder 

 an der Glaswand befestigte und in die Röhre hineinragende Körper an- 

 nähernd Anodenspannung hat. Da hiernach die Röntgen-Strahlen nur 

 von anodisch geladenen Körpern, wenn auch nicht immer von der eigent- 

 lichen Anode ausgehen, so sind sie mit Recht als Anodenstrahlen anzusehen, 

 welche natürlich in vielen Beziehungen mit den Kathodenstrahlen verwandt 

 sein mögen. Jener erste feste Körper, auf den die Kathodenstrahlen trafen, 

 war bei den früheren Röhrenformen eben die innere Glaswand, deswegen 

 wurde diese zum Ausgangspunkte der Röntgen-Strahlen; bei den letzteren 

 Formen ist es, wie bemerkt, fast durchgängig ein Platinblech, welches in 

 der Mitte der Röhre sich befindet. 



Alle nach diesem letzterwähnten Principe hergestellten Röhren haben 

 nun zunächst den Vorzug, dass die der Erhitzung ausgesetzte Stelle nicht 

 mehr das leicht schmelzbare Glas, sondern das schwer schmelzbare Platin 

 ist, so dass durch stärkere Concentration der Kathodenstrahlen grössere 

 Wirksamkeit und Schärfe bei vermehrter Haltbarkeit sich erzielen lassen. 

 Der zweite Vortheil beruht darauf, dass anscheinend die erzeugten Röntgen- 

 strahlen um so intensiver sind, je stärker das Material des Körpers, an 

 dem sie erzeugt werden, die Strahlen selbst absorbirt. Glas absorbirt ver- 

 hältnissmässig weit weniger die X-Strahlen als Platin, dadurch wird die 

 Verwendung dieses Materials wesentlich vortheilhafter. 



Eine solche Röhre der eben beschriebenen Art mit zwei Elektroden, 

 von denen die eine, die Kathode, aus Aluminium, die andere aus Platin ge- 

 bildet sein mag, liefert unter Umständen gute Ergebnisse, dennoch hat die 

 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, in deren Auftrag und Laboratorium 

 die Untersuchungen, über die ich Ihnen heute berichte, angestellt worden 

 sind, eine andere Gestalt gewählt, die ich Ihnen in Kurzem beschreiben 

 möchte. 



Die Röntg en-Röhren der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft haben 

 drei Elektroden, von denen die eine in der Mitte zwischen den beiden an- 

 deren gelegene, aus den oben erwähnten Gründen aus Platinblech besteht, 

 während die beiden anderen durch einen Aluminium-Hohlspiegel gebildet 

 sind. Die Verwendung zweier äusserer Elektroden und eines isolirten Platin- 

 bleches in der Mitte zum Auffangen der Kathodenstrahlen ist bereits be- 

 kannt.^ Diese Röhre hatte den Vorzug, dass man in der Lage war, ent- 



' Vgl. den Vortrag des Hin. Dr. Cowl, dies Archiv. 1896. S. 364. 



