90 J. Beensteest: 



II. Methode. 



1. Kraf tmessung. 



Es kam in den vorliegenden Yersuclien hauptsächlich darauf an, die 

 Muskelkraft möglichst schnell mehrere Male hintereinander bei verschie- 

 dener ßeizfrequenz zu bestimmen, während der Muskel nahezu seine natür- 

 liche Länge beibehält. Anfangs bediente ich mich der Methode von Her- 

 mann,^ welche EosenthaP ebenfalls zur Bestimmung der Kraft benutzt 

 hatte. Ich gebrauchte hierzu wie letzterer den von du Bois-Eeymond^ 

 construirten Froschwecker , welcher die geringste Verkürzung durch ein 

 elektromagnetisches G-lockensignai angiebt. Eine Anzahl brauchbarer Re- 

 sultate wurde hiermit erhalten, aber ein Nachtheil der Methode besteht 

 darin, dass durch das Ausprobiren der anzuhängenden Gewichte eine in 

 höchstem Grade störende Ermüdung des Muskels herbeigeführt wird und 

 die Zeit der Beobachtung sich verlängert. Einigermaassen lässt sich der 

 Einfluss der Ermüdung ausschliessen , wenn man eine grössere Reihe von 

 Beobachtungen mit höherer und niedererer Reizfrequenz abwechselnd folgen 

 lässt, aber die Ermüdung ist in Folge des Probirens eine uugleichmässige 

 zwischen je zwei Beobachtungen und tritt meist ziemlich rapide ein. 



Sehr erwünscht war daher eine Methode, bei welcher es möghch ist, 

 die im Muskel entstehende Spannung, ohne dass er sich merklich verkürzt, 

 bei jeder Reizung unmittelbar zu messen. Ich construirte mir nun zu 

 diesem Zwecke einen von A. Eick"* als Tonometer beschriebenen Apparat, 

 in welchem der Muskel mit einem sehr kleinen Hebelarm senkrecht gegen 

 das freie Ende eines festgeklemmten federharten Stahldrahtes zieht, und 

 dessen Excursionen vergrössert aufzeichnet, ohne sich selbst merkhch zu 

 verkiü'zen. Auch mit dieser Vorrichtung konnten einige brauchbare Re- 

 sultate erhalten werden, aber die weitere Benutzung des Apparates erreichte 

 ihre Grenze dadurch, dass bei hohen Werthen der Muskelspannung die 

 Excursionen der Feder nicht mehr hinreichend proportional der Spannung 

 wuchsen und die Unterschiede für die Beobachtung zu klein ausfielen. 



Ich construirte mir daher einen Apparat, welcher auf dem Princip 

 der hydrostatischen Waage beruht. Derselbe ist in Taf. VI wieder- 

 gegeben. Eine Messingkapsel K ruht in einem Metallringe des festen Ge- 

 stelles G, G. Am Boden derselben geht das rechtwinklig gebogene Rohr R 



^ Archiv für Anatomie und Physiologie. 1861. S. 392. 

 2 Comptes rendus. LXIV. 1867. p. 1143. 

 ^ Ahhandlungen der Berliner Akademie. 1862. S. 149. 



^ Mechanisclte Arbeit und Wärmeeniwickelung hei der Muslcelthätiglceit. Leipzig 

 1882. S. 9. 



