Übee den Einflüss dee Eeizfeequenz AUE DIE Entwickelung u. s. w. 91 



ab, welches durch einen dünnen Kautschukschlauch S mit dem kleinen 

 und engen Hg - Manometer M verbunden ist. Die Kapsel wird mit einer 

 dünnen schlaffen Kautschukmembran oben geschlossen, die um den Rand 

 dicht festgebunden wird, und der ganze Raum bis zum Hg -Manometer 

 mit Wasser angefüllt. Zu diesem Ende schraubt man das Rohr R ab 

 und füllt die umgekehrte herausgenommene Kapsel an, setzt dann das 

 Rohr mit dem Kautschukschlauch an und stellt die Kapsel mit der aus- 

 gebauchten Membranseite auf den Tisch. Ist hierdurch die Luft aus dem 

 Schlauch verdrängt, so schhesst man ihn am freien Ende mit einer Klemme, 

 und nachdem man die Kapsel mit Schlauch von. oben her in das Gestell 

 eingesetzt hat, verbindet man möglichst luftfrei mit dem Manometer. 



Es ist nun klar, dass jeder auf die Membranfläche ausgeübte Druck 

 ein Steigen im Manometer verursachen muss, welches proportional dem 

 Druck erfolgt. Zur üebertragung des vom contrahirten Muskel hervor- 

 gebrachten Druckes dient ein runder Metalldeckel B, der die Oeffhung 

 der Kapsel lose ausfüllt und auf der Membran ruht. Auf dem Deckel 

 sind unter gleichen Winkeln drei Metallleisten L, L auf der schmalen Kante 

 stehend befestigt, welche den Deckel überragen und an ihrem Ende die 

 drei Stahldrähte T tragen, welche nach dem Muskelhaken zusammenlaufen, 

 in den sie durch Oesen eingehakt sind. Nachdem man den Muskel — in 

 meinen bisherigen Versuchen ausschliesslich der Gastroknemius des Frosches — 

 mit seiner Achillessehne in den Muskelhaken eingehängt hat, wird der Ober- 

 schenkelknochen des Praeparates in der Zange Z festgeklemmt, deren Stiel 

 in dem Hohlcylinder C verschiebhch ist. Mau giebt dem Muskel eine 

 massige Spannung, die etwa seiner natürlichen Länge entspricht, und klemmt 

 die Zange in C fest. Die Schrauben B, B dienen dazu, die Zange gut 

 centrirt einzustellen. Der Muskel kann entweder direct durch Zuleitung 

 von Strömen zur Klemme der Zange, welche vom Gestell durch Hartgummi 

 in B, B isolirt ist, und zum Haken oder vom Nerven aus durch besondere 

 Elektroden gereizt werden. Das Manometer wird so hoch eingestellt, dass 

 kein zu grosser Druck von der Wassersäule ausgeübt wird. Ein leichter 

 Schwimmer mit Glasfeder gestattet die Druckhöhen auf einem berussteu 

 Cylinder aufzuzeichnen, bez. Druckcurven zu gewinnen. 



Ist Muskel und Deckel gut centrirt eingestellt, so überzeugt man sich, 

 dass ein Schwanken des Deckels aus der horizontalen Lage beim Muskel- 

 zuge in merklichem Grade nicht eintritt. Der Druck auf die Ober- 

 fläche der Flüssigkeit ist also an allen Punkten ein gleichförmiger. Eine 

 merkliche Ausbuchtung der Membran am Rande der Kapsel wird ausser- 

 dem dadurch vermieden, dass man erstere mit Siegellackfirniss auf 

 den Rand aufklebt, bevor man sie festbindet. Die Senkung des Deckels 

 ist selbst beim Anhänaren mehrerer Kilogramme an den Haken eine äusserst 



