92 J. Bernstein: 



geringe. Der Durchmesser des Deckels beträgt 60™'^, der innere Durch- 

 messer des Manometerrohres 2 ™™. Nehmen wir 40 ™"^ als einen der höchsten 

 Druckwerthe an, die in Betracht kommen, so berechnet sich, abgesehen von 

 elastischen Dehnungen im Apparat, die Senkung des Deckels auf 0-04™"'. 

 Diese Dehnungen sind selbst in dem Kautschukschlauche so unbedeutend, 

 dass man eine Senkung des Deckels mit dem Kathetometer beobachtet kaum 

 wahrnimmt. Ebenso wenig sind geringe Streckungen der Drähte T in Be- 

 tracht zu ziehen. Alle solche Aenderungen im Apparat verschwinden gänz- 

 lich gegen die elastischen Dehnungen, welche die Sehnen des Muskels selbst 

 erfahren. Es ist daher von Belang, den Schlitz in der Achillessehne genau 

 über dem Sesamknorpel anzubringen, sonst wird nicht selten von kräftigen 

 Muskeln die Sehne durchgerissen. Zuweilen habe ich die Sehne mit Eisen- 

 draht fest umwickelt, noch besser wäre vielleicht eine kleine Klemme, welche 

 die Sehne fasst. 



Die anderweitigen Dimensionen des Apparates sind ungefähr folgende. 

 Die Höhe des Ganzen beträgt circa 42 ™\ der äussere grösste Durchmesser 

 der Kapsel 68 ™™, ihre Höhe circa 20 ™"*. Die übrigen Dimensionen ergeben 

 sich hieraus zur Genüge. Das kleine Manometer wird bis zu 70 bis 80 "'™ 

 Höhe mit Hg gefüllt. 



Die Prüfung des Apparates hat ergeben, dass beim Anhängen von 

 Gewichten an den Haken die Steighöhe im Manometer hinreichend pro- 

 portional wächst, und dass der hieraus berechnete Druck auf der Fläche 

 des Deckels ungefähr mit dem angehängten Gewichte übereinstimmt. Man 

 kann daher den Apparat zur absoluten Kraftmessung benutzen, thut aber 

 gut, in jedem Falle eine empirische Scala herzustellen, um etwaige Ab- 

 weichungen zu constatiren. Auch die Aufzeichnung mit dem Schwimmer 

 kann namentlich durch Eeibung an der berussten Papierfläche die absoluten 

 Werthe beeinträchtigen, und die Beobachtung würde daher durch Ablesen 

 an einer Scala genauer ausfallen. Doch kam es in den nachfolgenden 

 Versuchen keineswegs auf absolute, sondern immer nur auf relative Werthe 

 an, und es wurde daher das viel objectivere graphische Verfahren immer 

 benutzt. Die Quecksilbersäule macht freilich im ersten Moment des Te- 

 tanus einige Schwankungen um die Gleichgewichtslage, doch kommt sie 

 wegen der starken Reibung in dem engen Rohre sehr bald zur Ruhe. 

 Zeichnet man daher eine tetanische Spannungscurve auf rotirendem Cylinder, 

 so kann man die Geschwindigkeitshöhe von der Spannungshöhe wohl unter- 

 scheiden. Bei stillstehendem Cyhnder dagegen erhält man die Summe beider 

 in der aufgeschriebenen Höhe. Da es sich in den nachfolgenden Versuchen 

 nicht um absolute Werthe handelte, wurde meistentheils die letztere beobachtet. 

 Dies konnte die Resultate keineswegs beeinträchtigen, und hatte sogar den 

 Vortheil, die zu erwartenden Differenzen zu vergrössern. 



