ÜbEE den EiNELUSS DEE ReIZFEEQUENZ auf die EnT WICKELUNG u. s. w. 93 



2. Reizung. 

 Die Eeizung des Muskels wurde entweder direct oder vom Nerven aus 

 vorgenommen mit Hülfe von Inductionsströmen; welche durch den „akusti- 

 schen Unterbrecher" in einem secundären Kreise erregt wurden. Ich habe 

 diesen Apparat trotz mancher ihm anhaftenden Mängel auch zu dieser 

 Untersuchung verwendet, weil er den Anforderungen für diesen Fall sich 

 hinreichend gewachsen erwies. Ich ziehe ihn allen älteren und neuereu 

 Apparaten mit Contacten zwischen harten Metallen nun deshalb vor, weil 

 ein solcher Contact durch schleifende oder schlagende Federn hervorge- 

 bracht, niemals die Sicherheit einer Gleichförmigkeit bietet. Beim An- 

 schlagen einer Feder an Stifte oder Zähne sind Eigenschwingungen derselben 

 sicherlich immer vorhanden, während beim Schleifen die isolirenden Ein- 

 lagen bald leitend werden. Ausserdem bedarf man hierzu eines starken 

 und sehr gleichmässig gehenden Motors, auf den man sich ohne fort- 

 währende Controle nie ganz verlassen kann. Der akustische Unterbrecher 

 liefert, in den primären Kreis einer Inductionsvorrichtung eingeschaltet, 

 sehr regelmässig verlaufende Schliessungs- und Oeffnungsschläge, welche 

 unter Beachtung aller von mü* früher angegebenen Vorsichtsmaassregeln 

 durchaus allen Anforderungen genügen, die man für den vorliegenden Fall 

 an den Verlauf der erregenden Ströme zu stellen hat \ Sie verlaufen erstens 

 in gleichen Intervallen, sobald man in der Ruhelage der Feder das Hg-Näpfchen 

 bis zur Berührung mit der Feder gehoben hat, was man am besten an dem 

 Magnetismus des Eisenkernes erkennt. Um diesen Punkt noch genauer 

 einstellen zu können, habe ich neben einem anderen noch zu erörternden 

 Grrunde in den primären Kreis einen kleinen Multipücator mit Neben- 

 schhessung eingeschaltet, so dass man den Moment des Contactes an dem 

 Ausschlage wahrnimmt. Während nun die Feder schwingt, stellt sich die 

 Nadel auf der Scala ein, und es lässt sich hierdurch controhren, in wie 

 weit Schliessung und Oeffnung isoperiodisch abwechseln. Denn wird die 

 Dauer des Schlusses grösser oder kleiner, so müssen auch die Ablenkungen 

 in demselben Sinne variiren. Nach einer sorgfältigen Einstellung des Con- 

 tactes ist dies aber unter Constanz der Kette keineswegs der Fall. Wohl 

 aber ändern sich die Ablenkungen, wenn man das Hg-Näpfchen beliebig 

 auf und nieder stellt. Interessant ist es nun, zu beobachten, dass nach 

 guter Einstellung die Amplitude der Schwingung keinen merklichen Ein- 

 fluss auf die Ablenkung ausübt, da ja die Dauer hierbei constant bleibt. 

 Da man durch Annähern und Entfernen des Eisenkernes sehr bedeutende 

 Aenderungen der Amplituden herbeiführen kann ohne irgend einen Ein- 

 fluss auf die Ablenkung, so ist hieraus ersichthch, dass etwaige unregel- 



^ S. Untersuchungen u. s. w. Heidelberg 1871. S. 93 — 101. 



