^42 J. RosenthAL: 



Yersuchsdauer, wie sie bei den Reflexen vorkommt, noch Messungen ge- 

 stattet. Aus diesen Bestrebungen ist das Kreiselmyographion hervorge- 

 gangen, welches ich mit Unterstützung der kgl. preussischen Akademie 

 der Wissenschaften habe bauen lassen und welches auf der internationalen 

 Ausstellung wissenschaftücher Apparate zu London im Jahre 1876 von mir 

 in seinem wesentlichen Theile ausgestellt worden ist. Eine kurze Be- 

 schreibung des Apparats ist von mir in den Sitzungsberichten der physi- 

 kalisch-medicinischen Societät zu Erlangen ^ und nach meinen Angaben 

 in dem „Bericht über die wissenschaftlichen Apparate auf der Londoner 

 internationalen Ausstellung" ^ von Hrn. Kronecker gegeben worden. 



Die eine Aufgabe, deren Lösung ich mir bei der Construction des 

 Kreisel-Myographions vorsetzte, war die, eine so grosse Lineargeschwindigkeit 

 zu erzielen, dass Zeiten von 0-001 Secunden noch deutlich unterschieden 

 werden könnten. Bei den bisherigen Myographien kann dies nur erreicht wer- 

 den durch eine sehr bedeutende Verkürzung der Gesammtzeit der Bewegung. 

 Bei der von du Bois-Reymond vorgenommenen Abänderung des Helm- 

 holtz ' sehen Myographions z.B., welche v. Bezold^ beschrieben hat, dreht 

 sich ein Cylinder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Umdrehungen 

 in der Secunde. Man hat also nur über einen Zeitraum von Y15 Secunde 

 zu verfügen und dieser reicht für manche Reflexvorgänge nicht aus. Aehn- 

 liche Verhältnisse ergeben sich bei dem „Federmyographion" von du Bois- 

 Reymond. ^ Ertheilt man der Glasplatte eine genügende Geschwindigkeit, 

 um so kleine Zeitunterschiede zu messen, wie sie bei manchen Reflexvor- 

 gängen vorkommen, so fällt die Gesammtzeit der Bewegung zu kurz aus.^ 

 Dazu kommt dann noch bei diesem Apparat, dass die Geschwindigkeit der 

 Bewegung keine gleichförmige, sondern eine verzögerte ist und dass daher 

 gerade bei erst spät beginnenden Vorgängen die Genauigkeit der Messung 

 kleiner Unterschiede erheblich vermindert wird, wenn sie überhaupt noch 

 in die Zeitdauer der Bewegung fallen. 



So werthvoll also auch diese und andere ähnliche Apparate für ge- 

 wisse Untersuchungen gewesen sind und noch sind, für meine Unter- 

 suchungen reichten sie nicht aus. Es war vielmehr nöthig, die erforder- 



^ Sitzungsher. der fhysih.-med. Societät zu Erlangen. 1876. Sitzung vom 6. Juni. 



^ Bericht u. s. w. Herausgegeben von A. Hof mann. 2. Abth. Braunschweig 

 1881. S. 601. 



^ V. Bezold, Untersuchungen über die elektrische Erregung u. s. w. Leipzig 

 1861. S. 85. 



* du Bois-Eeymond, Annalen der Fhysih. Jubelband 1873. S. 596. — Ge- 

 sammelte Abhandl. Bd. I. S. 271. 



^ Bei dem von mir benutzten Federmyographion z. B. ist bei Anwendung der 

 stärksten Feder die verfügbare Zeit = 0,07 See. 



