Übee ein neues Myographion u. s. w. 243 



liehe Lineargeschwiudigkeit dadurch zu erreichen, dass man dem rotirenden 

 Körper eine verhältnissmässig grosse Umdrehungszeit, dafür aber einen ge- 

 nügend grossen Durchmesser gab. Ich entschied mich aus Gründen, welche 

 aus den folgenden Auseinandersetzungen erhellen werden, für ein ursprüng- 

 hch von G. Valentin^ angegebenes, aber nicht zu weiterer Entwickelung 

 gelangtes Mittel, die Muskelcurven auf eine rotirende Scheibe aufzeichnen 

 zu lassen. 



Dieses Verfahren hat allerdings den Nachtheil, dass die Abscissenaxe 

 der Curven eine Kreislinie ist, dass daher das Aussehen der Curven, ver- 

 ghchen mit den an anderen Myographien gewonnenen, eine gewisse Ver- 

 zerrung erleidet. Das gleiche findet auch bei den Pendelmyographien statt, 

 doch ist die Verzerrung bei diesen weniger auffallend wegen des grossen 

 Radius des Abscissenkreises. Da jedoch die Untersuchungen, um die es 

 sich für meine Zwecke handelt, sich nicht auf den zeithchen Verlauf der 

 Muskelzuckung erstrecken, sondern nur den Zeitpunkt des Beginns der 

 Muskelverkürzung festzustellen haben, so kommt es auf die Form, welche 

 die Muskelcurve annimmt, nicht an. Wir haben vielmehr die Bedingungen 

 nur so einzurichten, dass dieser Zeitpunkt des Beginns der Muskelver- 

 kürzung und sein Abstand vom Moment der Reizung mit möglichster Ge- 

 nauigkeit gemessen werden können. 



Um diese Zeit absolut zu bestimmen, muss entweder die Geschwindig- 

 keit eine constante und bekannte sein, oder es müssen gleichzeitig mit der 

 Muskelcurve die Schwingungen einer Stimmgabel aufgeschrieben oder auf 

 irgend eine andere Weise genau bestimmte Zeitmarken angebracht werden. 

 Endlich ist es nöthig, den Zeitpunkt der Reizung und damit den Anfangs- 

 punkt des Coordinatensj'Stems auf der Schreibfläche zu markiren. 



Nach diesen Vorbemerkungen gehe ich zunächst zu der Beschreibung 

 des Apparates über und werde dann durch eine Experimentalkritik dar- 

 legen, wie weit derselbe den gestellten Forderungen Genüge leistet. 



1. Bewegungsmechanismus. 



Die rotirende Scheibe S S, auf welcher geschrieben werden soll, ist in 

 ihrer Mitte durchbohrt und in dem metallenen Mittelstück durch Verschraubung 

 befestigt. Dieses Mittelstück ist conisch ausgebohrt und passt genau auf 

 das conische Ende der Welle fV TV, auf welches es unverrückbar befestigt 

 werden kann. Die Welle läuft in zwei Lagern des festen gusseisernen 



^ Valentiu, Die Zuckungsgesetze des lehenden Nerven und Muskels. Leipzig 

 und Heidelberg 1863. S. 1 ff. 



16* 



