Übee ein neues Mtographion u. s. w. 



247 



ist so gross, dass seine nach oben gekehrte Kegelbasis frei dnrch das Loch 

 der letzterwähnten Platte durchgehen kann. Auf seine obere Eläche kann 

 man kleine Scheibengewichte von demselben Durchmesser wie diese Fläche 

 imd grössere Scheibengewichte von erhel^lich grösserem Durchmesser auf- 

 legen. Windet man die Schnur auf, so kann man die Gewichte bis zur 

 Höhe der obern Platte, Fig. 2, heben. ^ Damit diese Hebung stets bis 



Fig. 2. 



zur gleichen Höhe erfolgt, ist an der Gewichtsstange oben eine Hülse mit 

 glattem Rande befestigt, in welche die Darmsaite eintritt und innerhalb 

 welcher sie festgeklemmt ist. Lässt man die Kurbel los, so fallen die Ge- 

 wichte, die kleineren gehen frei durch die Oeffnung der untern Platte p^ 

 durch, während die grösseren auf dieser Platte, deren obere Fläche mit 

 Tuch beklebt ist, liegen bleiben. 



* Es ist nöthig, die in einander greifenden Flächen der kleinen und grossen Ge- 

 wichte conisch auszudrehen, damit sie beim Aufwinden der Schnur sich von selbst 

 centrirt einstellen. 



