Übee ein neues Myogeaphion u. s. w. 249 



von 1 ""^ in runden Zahlen einem Zeitwertli von 0-0133 . . . See, im 

 letztern Falle einem Zeitwertli von • 003 Secunden, Geschwindigkeiten, welche 

 für alle in Betracht kommenden Zeitmessungen ausreichend sind. In der 

 Regel bediene ich mich einer ßotationsgeschwindigkeit von einer Umdrehung 

 in 0-75 Secunde, wobei also am äussern Scheibenrande 1 °°^ nahezu 0-005 See. 

 bedeutet, ein Tausendstel Secunde also einem Abscissenwerth von 2 ™™ 

 entspricht. 



Es geht aber nicht an, die Umdrehungsgeschwindigkeit durch Vor- 

 versuche zu bestimmen und dann im Vertrauen auf die Constanz derselben 

 die Zeitbestimmungen durch Abmessung der Abscissenwerthe zu berechnen. 

 Dem steht auch der Umstand entgegen, dass man, um viele Curven nach- 

 einander auf derselben Platte zeichneu zu können, die zeichnenden Hebel 

 in verschiedenen Abständen vom Mttelpunkt anzubringen genöthigt ist, 

 daös man also Curven mit wechselndem Krümmungsradius gewinnt. Es 

 würde jedenfalls sehr umständlich sein, wollte man (immer unter Voraus- 

 setzung gleichbleibender Umdrehungsgeschwindigkeit) für jeden Radius die 

 Lineargeschwindigkeit durch Multiplication mit 2 n berechnen. Ich ziehe 

 es vor, gleichzeitig mit den auszumessenden Muskelcurven die Schwingungen 

 einer chronographischen Vorrichtung aufzeichnen zu lassen und dann an 

 diesen die Zeitwerthe bei den einzelnen Curven abzumessen. 



Zu diesem Zweck diente mir eine von Hrn. Charles V erdin in 

 Paris gefertigte Stimmgabel von 100 ganzen Schwingungen („vibrations 

 doubles") in der Secunde in Verbindung mit einem Chronographen, dem 

 sogenannten „signal Deprez". Der letztere besteht aus einem sehr kleinen 

 Elektromagneten, vor welchem ein winziger, aus einem dünnen Eiseu- 

 blättchen gebildeter Anker spielt. Dieser ist au einem sehr kleinen 

 Hebel befestigt, der um eine horizontale Axe drehbar ist. Eine verstellbare 

 Feder zieht den Anker, wenn der Elektromagnet nicht wirkt, von den Polen 

 des letztern ab. Um das Ankleben des Ankers au den Polen zu verhüten, 

 ist derselbe mit dünnem Postpapier beklebt. Eine einfache, sehr sinnreiche 

 Einrichtung regelt den Spielraum, innerhalb dessen der Anker schwingen 

 kann. Ein kleiner Kegel ist nämlich parallel der Drehaxe verschiebbar; 

 je weiter er vorgeschoben wird, desto früher schlägt der Ankerhebel an 

 ihm an und wird dadurch arretirt. Das Aufschreiben der Schwingungen 

 wurde an dieser von Hrn. Verdin bezogenen Vorrichtung durch ein 

 kurzes, dünngeschabtes und zugespitztes Hornblättchen besorgt. Da mir 

 dieses aber keinen genügenden Spielraum für die Aufstellung an meinem 

 Myographien bot, ersetzte ich es durch ein leichtes Gerüst aus zwei dünn- 

 geschabten Stückchen eines Strohhalmes, welches bei genügender Steifheit 

 und Leichtigkeit durch seine grössere Länge (5 '"") grösseren Spielraum bei 

 der Aufstellung gewährte. 



