256 J. Rosenthal: 



5. Ausführung eines Versuches. 



Wenn alle angegebenen und noch anzugebenden Verbindungen richtig 

 hergestellt sind, so gestaltet sich die Ausführung eines Versuches folgender- 

 maassen. Die Glasscheibe s, Fig. 1, wird von der Welle iv abgenommen 

 und auf ein Stativ gesetzt, welches an seiner Spitze einen ganz gleichen 

 Conus hat wie die Welle w, so dass die Scheibe in einer horizontalen Ebene 

 leicht drehbar ist. Unter die Scheibe wird eine Petroleumlampe mit brei- 

 tem, flachem Docht gestellt und die Scheibe in langsame Umdrehung ver- 

 setzt, bis sie sich auf ihrer Unterfläche mit einer gieichmcässigen, hinreichend 

 dicken ßussschicht bedeckt hat. Man hebt nun die Scheibe, indem man 

 sie an ihrem unberusst gebliebenen metallenen Mittelstück anfasst, ab und 

 befestigt sie an dem vorstehenden Ende der Welle w; ihre Russschicht ist 

 dabei nach rechts gewandt. Nun windet man das Gewicht auf, lässt es 

 wieder fallen, und sobald man das Aufschlagen desselben auf der Platte p 2 

 (vgl. Fig. 2) hört, drückt man sanft auf das vorspringende Ende der Welle, 

 die Muskelzuckung erfolgt und wird aufgeschrieben. Unmittelbar darauf 

 springt die Scheibe in ihre gewöhnliche Lage zurück und rotirt weiter, bis 

 die ihr mitgetheilte Bewegungsenergie erschöpft ist, oder bis sie durch 

 Berührung ihres Randes angehalten wird. 



Man kann nun unmittelbar einen zweiten Versuch folgen lassen, nach- 

 dem man den Stromcontact wieder hergestellt hat. Der Moment der Reizung 

 wird jetzt im Allgemeinen an einer anderen Stelle liegen, als bei dem 

 ersten Versuch, also unterschieden werden können, wenn man den ersten 

 irgendwie bezeichnet hat. Es ist jedoch anzurathen, diesen zweiten Ver- 

 such und ebenso die folgenden auf neuen Abscissenaxen zeichnen zu lassen, 

 indem man den Zeichenhebel und die Vorrichtung zur Markirung des Reiz- 

 moments in der Richtung eines Scheibenradius verschiebt. Zwar wird da- 

 durch der absolute Werth der linearen Geschwindigkeit verändert, aber da 

 wir es mit Polarcoordinaten zu thun habeu, so bleibt die Zeitbestimmung 

 genau, wenn wir die Winkelwerthe zur Messung benutzen. Es kommt nur 

 darauf an, ob die Winkelgeschwindigkeit ungeändert bleibt, in welchem 

 Falle wir die chronographische Aufzeichnung mittels der Stimmgabel nicht 

 bei jedem Versuche zu wiederholen brauchen, sondern nur einmal auf jeder 

 Platte beim ersten Versuch nöthig haben. Auf diesen Punkt werden wir 

 bei der Experimentalkritik des Apparates zurückkommen. 



6. Verbindung zwischen Muskel und Schreibhebel. 



Bei der Mehrzahl der Versuche, welche mit diesem Myographien aus- 

 geführt werden sollten, war es durch die Natur der Versuche geboten. 



