260 J. Rosenthal; 



am zweckmässigsten auf folgende Weise: Die berusste Glasplatte mit allen 

 auf derselben aufgezeichneten Curven, welche man, um Verwechselungen 

 zu verhüten, mit Nummern bezeichnet hat, wird von der Myographionwelle 

 abgenommen und auf das oben erwähnte Stativ, das zum Berussen dient, 

 aufgesetzt. Auf die obere, nicht berusste Fläche der jetzt in horizontaler 

 Lage drehbaren Glasscheibe legt man ein Stück Pauspapier, beleuchtet die 

 Glasplatte von unten her mittels einer Lampe und eines unter 45*^ geneigten 

 Spiegels und kann nun die Curven auf das Genaueste durchzeichnen. Die 

 so erhaltenen Pausen überträgt man auf Zeichenpapier. 



Es war ursprünglich meine Absicht gewesen, die Curven auf photo- 

 graphischem Wege zu copiren, indem ich die Glasplatte auf empfindliches 

 Papier legte und belichtete. Ich habe dieses Verfahren jedoch wieder auf- 

 gegeben, da es umständlicher, aber nicht genauer ist als das eben beschrie- 

 bene. Bei der Belichtung mit zerstreutem Tageshcht werden wegen der 

 merklichen Dicke der Glasplatte selbst sehr zart gezeichnete Curven als 

 dicke verwaschene Linien copirt, was der genauen Messung sehr hinderlich 

 ist. Bei der Beleuchtung mit einer Lampe dagegen zeigen sich die Curven 

 auf dem Pauspapier so scharf und rein wie in den Originalen und gestatten 

 eine genaue Messung. Die dieser Abhandlung beigegebenen Beispiele werden 

 dies zur Genüge erläutern. Freilich sind bei der doppelten Copirung Irrungen 

 nicht ausgeschlossen; und kommt als Drittes noch die Wiedergabe durch 

 den X3-lographen hinzu, so hegt die Gefahr nahe, dass mau schliesslich 

 ein sehr ungetreues Bild des Originals erhält. Aber dennoch kann man 

 durch genügende Sorgfalt diese Irrungen auf ein möglichst geringes Maass 

 beschränken. Und schliesshch bleibt ja die am Original ausgeführte Messung 

 immer als Controle vorhanden. 



Zweiter Abschnitt. 



Versuche mit dem Kreiselmyograpbiou. 



L Vorversuche. 



Ehe ich zur Beschreibung der Versuche, welche ich mit dem Myo- 

 graphien angestellt habe, übergehe, wird es zweckmässig sein, einige Ver- 

 suchsreihen mitzutheilen, welche nur zu dem Zwecke unternommen wurden, 

 den Grad der Zuverlässigkeit, welchen die Zeitbestimmung mittels des 

 Apparates beanspruchen kann, festzustellen. 



Zu diesem Zwecke wurden nacheinander eine grosse Zahl von Schwin- 

 gungen des Chronographen allein auf der Glasscheibe verzeichnet und dann 



