Neue Studien über Athembewegungen. 43 



nisse der beiden CurveB nicht imter einander vergleichbar. Die Höhe des 

 aufsteigenden Curvenastes (die Tiefe der iBspiratorischeB Zwerchfellscon- 

 tractioB) ist stets sehr vergrössert, die Krümmung seiBes oberen Abschnitts 

 stets sehr deutlich ausgeprägt. 1 



Die Eiurichtung der Marey' sehen Schreibtrommel gestattet bekannt- 

 lich, die Empfiadhchkeit zu variiren. Ich habe in der Regel die geringste 

 Empfindlichkeit gewählt, da die Ausschläge des schreibenden Hebelendes 

 auch dabei gross genug ausfallen, um alle wünschenswerten Einzelnheiten 

 an den Curven zu sehen. 



Die Schreibhebel an diesen Trommeln verfertige ich mir auf folgende 

 Weise. Ein glatter und kräftiger Weizenstrohhalm wird an den Knoten 

 durchschnitten, mit dem einen Ende in eine warme Leimlösung getaucht 

 und •durch Saugen am anderen Ende mit derselben gefüllt. Man lässt die 

 Leimlösung wieder abtropfen, presst dann eine Anzahl solcher, in ihrem 

 Inneren mit Leim bestrichener Halme zwischen zwei Brettern kräftig zu- 

 sammen und lässt sie in der Presse trocknen. Man erhält so lange, 

 schmale Streifen, welche bei sehr geringem Gewicht eine grosse Steifigkeit 

 besitzen. An dem freien Ende, welches zum Schreiben bestimmt ist, be- 

 festigt man mit etwas Leim ein kürzeres, etwas gekrümmtes, einfaches 

 Stück von einem Strohhalm und an diesem die Spitze eines Schnurrhaars 

 von einem Kaninchen, so dass es um etwa • 5 mm den Strohhalm überragt. 

 Eine solche Spitze ist steif genug, um sich nicht zu verbiegen und zeichnet 

 bei passender Einstellung auf glattem berussten Papier sehr schöne Curven. 



Wie im ersten Artikel ausgeführt wurde , kommt es bei der Unter- • 

 suchung der Wirkungen der Vagusreizung darauf an, passende Stromstärken 

 zu der elektrischen Reizung zu benutzen. Indem eine grosse Zahl von 

 Forschern gleich von vornherein viel zu starke Ströme anwandte, ist ihnen 

 ein Theil der Wirkungen ganz entgangen. Ich habe mich in allen meinen 

 Versuchen eines UBd desselben Inductoriums bedient, uud zwar des kleineren 

 der beiden in den physiologischen Laboratorien üblichen, von du Bois- 

 Reymond angegebenen Modelle. Die primäre Rolle hat 120 Windungen 

 in 2 Lagen, die seeuncläre Rolle hat 5055 Winduugen eines feinen Kupfer- 

 drahts und einen Widerstand von 360 Siemens' sehen Einheiten. Die 

 Lichtung der primären Rolle war mit dünnen Eisendrähten angefüllt, zum 

 Betrieb diente eine Noe'sche Sternsäule. Die erste Wirkung der Vagus- 

 reizung tritt bei dieser Anordnung in der Regel bei einem Rollenabstand 

 von 300 mm ein und bleibt bis zum Rollenabstand 150 rara immer in glei- 

 chem Sinne. Bei grösserer Annäherung der Rollen können Aenderungen 

 in der Wirkung erfolgen, wovon später die Rede sein wird. 



1 Auf die Erscheinungen, welche nach Durchschneidung beider Vagi auftreten, 

 . komme ich in einem folgenden Artikel noch zurück, 



