340 M. v. Fkey und J. v. Keies: 



Sobald dies erreicht ist, kann man die Scala bestimmen, d. h. die 

 Orte auf der Scala des Schirms aufsuchen, welche die Spalten haben müssen, 

 damit bestimmte Linien in der Mitte des Ocularspalts erscheinen. Hieraus 

 ergeben sich dann durch Interpolation die Wellenlängen, welche bei jeder 

 beliebigen Stellung der Objectivspalten auf den Ocularspalt treffen. 



Die Erleuchtung eines Feldes mit unzerlegtem weissem Licht endlich 

 ist aus Fig. 2 ersichtlich. Der Spalt # 4 wird von einem Reflexionsprisma 

 oder einem schwarzen Spiegel B so gespiegelt, dass sein Licht durch die- 

 jenige Oeffnung des Spectralapparates, welche für gewöhnlich die Scala 

 trägt, geworfen wird. Es wird an der Seitenfläche des Prisma's nochmals 

 reflectirt und. fällt durch die Objectivlinse und das Doppelprisma, wodurch 

 zwei übereinanderstehende reelle Bilder von # 4 erzeugt werden. Bei passen- 

 der Stellung des Spiegels B erreicht man es leicht, dass eines dieser Bilder 

 in den Ocularspalt fällt; alsdann erscheint das eine der beiden Felder gleich- 

 massig weiss erleuchtet. Wie man sieht, sind bei dieser Methode die sämmt- 

 lichen Lichter, welche in's Auge gelangen sollen, in dem sehr schmalen Ocular- 

 spalt vereinigt, und sie divergiren auch von demselben aus nur sehr schwach. 

 Dadurch sind Meine Verschiebungen des Auges für die Beobachtung un- 

 schädlich gemacht. Ausserdem ist die Methode der früheren gegenüber 

 durch die bedeutend grössere Ausdehnung der hellen Felder verbessert. 



Sämmtliche Spalte des Schirmes sind in horizontaler Richtung ver- 

 schieblich und ihre Stellung kann an angebrachten Millimeterscalen abge- 

 lesen werden. Die Weiten der Spalte werden dagegen an Scalen von x / 5 mm 

 Theilung abgelesen und sonach mit voller Sicherheit auf Vio mm geschätzt. 



Es sind durch diese Anordnung alle erforderlichen Mischungen aus- 

 führbar; das untere Feld wird mit zwei Spectralfarben, das obere mit einer 

 und Weiss erleuchtet, überdies sind alle Lichter sowohl der Quantität als 

 auch der Wellenlänge nach beliebig stetig veränderlich. Die Regulirung 

 der Quantitäten wird durch die Weite der Objectivspalte, die Regulirung 

 der Wellenlängen durch deren horizontale Verschiebung besorgt. 



Eine besondere Einrichtung ist erforderlich, um die beiden Spalte 

 S x und >S' 2 in verschiedene Entfernung von einander bringen zu können, 

 ohne dass zwischen ihnen eine Lücke entsteht. Denn natürlich muss das 

 Grundbrett des Schirmes über die ganze Breite ihres Spielraums ausge- 

 schnitten sein, damit bei jeder Stellung Licht durch sie fallen kann. Um 

 die Lücke stets zu schliessen und dabei doch Beweglichkeit zu ermöglichen, 

 dienen Deckstücke, welche an den Spaltschlitten befestigt sind, den Zwischen- 

 raum schliessen und bei Verschiebungen der Spalte auf einander gleiten. 

 Die Einrichtung muss, um lichtdicht zu schliessen, sehr sauber gearbeitet 

 sein, genügt dann aber allen Ansprüchen vollkommen. 



Es erübrigt über die quantitative Bestimmung der einzelnen Lichter 



