576 Verhandlungen d. Beelinee physiol. G-esellsch. — Schoelee. 



je nach dem Charakter der vorhandenen Asymmetrie (welche schon zuvor bei 

 der Untersuchung im aufrechten bez. umgekehrten Bilde ohne Beigabe sphärischer 

 Gläser festgestellt worden ist) nach Druck auf der Feder mittels Drehung am 

 Zahnstabe ein Cylinderglas von 2 oder 3 Dioptrien vor die Spiegelöffnung ge- 

 dreht. Nachdem nun der Druck auf die Feder, welche für das linke Auge 

 des Beobachteten unten, für das rechte hingegen oben gelegen ist, da der Griff 

 des Spiegels an zwei einander gegenüberliegenden Punkten (p, q) der Deckplatte 

 für die sphärischen Gläser einzuschrauben ist, nachgelassen hat und dieselbe 

 in Folge dessen die Cylinderscheibe immobilisirt , wird durch Drehung an den 

 Knöpfchen des Zahnstabes die Axenstellung des eingestellten Cylinderglases so 

 lange geändert, bis das Maximum der Deutlichkeit im aufrechten Bilde erzielt 

 ist. Alsdann wird nochmals durch Druck die Feder geöffnet und durch Drehung 

 des Zahnstabes das stärkste convexcylindrische, bez. schwächste concavcylindrische 

 Glas gesucht, mit welchem eine gleiche, bez. noch grössere Deutlichkeit des Bildes 

 erzielt werden kann. Die erste Drehung galt somit nur der Bestimmung der 

 Meridianlage, der zweite hingegen bei feststehender Cylinderaxe dem Grade der 

 Refractionsasymmetrie. 



Sollte vorliegender Spiegel eine genaue Gradbestimmung des Astigmatismus 

 in seinen verschiedenen Formen ermöglichen, was die früheren ophthalmoskopischen 

 Methoden meiner Erfahrung nach nicht leisten, so würden noch ldeine Mängel, 

 welche den ersten Ausführungen solcher Apparate anzuhaften pflegen, noch zu 

 beseitigen sein. Zu denselben zähle ich die Länge des Durchbohrungscanais, 

 welche, wiewohl schon sehr kurz, ohne Schwierigkeit noch kürzer gemacht werden 

 kann. Ferner müsste die Grösse der Gläserdurchmesser noch genauer regulirt 

 und die Beleuchtungsintensität des Spiegels, wie der Umfang des durch den- 

 selben erleuchteten Gesichtsfeldes voraussichtlich noch ein wenig geändert werden. — 



Da mir zur Zeit jedoch die erforderliche Uebung und Erfahrung fehlen, 

 um über die Lösung des Problems der präcisen Gradbestimmung des Astigma- 

 tismus — durch diese Construction ein festes Urtheil zu fällen, so soll erst 

 mit vorliegendem Instrumente trotz seiner geringfügigen aber zu eliminirenden 

 Mängel an die Arbeit gegangen werden. Auch in dieser Form hat die An- 

 fertigung des Spiegels schon viel Mühe und Zeit erfordert und danke ich es vor 

 Allem der Sorgfalt des Mechanikus List so weit gelaugt zu sein. Von ihm ist 

 die Drehscheibe mit den gezahnten Rädern ausgeführt worden, während den 

 technischen Betrieb derselben fernerhin die Firma Paetz und Flohr 1 Unter 

 den Linden Nr. 14 übernommen hat. 



1 So lange es sich noch um Einzelconstructionen handelt, ist der Apparat nicht 

 unter dem Preise von 200 Mark bei der Firma Paetz und Flohr zu beziehen. Wesent- 

 lich billiger gestaltet sich indessen die Construction der Cylinderscheibe allein, welche 

 den meisten der heute gebräuchlichen Refractionsophthalmoskopen nur einfach aufgesetzt 

 zu werden braucht. 



