412 Kael Skütül: 



Gasthermoregulator T^ bestimmt, die beiden seitlichen Öffnungen dienen 

 zur Aufnahme der Thermometer t^ und t^, die in das Innere der Kammer 

 geschoben werden. In der breiten rechten Seite Äg des Blechrahmens sind 

 zwei Öffnungen vorhanden. Die beiden Öffnungen werden luftdicht durch- 

 setzt von einem Glasrohr, das nebenstehende Form hat Ul und aus einem 



längeren senkrechten Schenkel Cj besteht, dessen unteres Drittel durch 

 einen horizontalen Ast f mit einem kurzen senkrecht nach oben ver- 

 laufenden Glasrohre c vereinigt ist. Im oberen Teile des Glasrohres c^ 

 steckt ein in 0-P geteiltes Thermometer t^, dessen dünnwandiges, kurzes 

 zylindrisches Quecksilbergefäß so in die Mitte des Rohres zu liegen kommt, 

 daß es allseitig von der durchströmenden Flüssigkeit bespült wird. Das 

 Thermometer t^ wird in dieser Stellung fixiert durch den kurzen Gummi- 

 schlauch d. Das untere offene Ende von c^ wird vereinigt mit der in der 

 Arterie des Organs eingebundenen Kanüle. Dem kurzen Schenkel c des 

 Glasrohres setzt sich der Gummischlauch u^ vom Glasschlangenrohr Sp an. 



Die untere Hälfte W^ der vorderen Wand der Wärmekammer E besteht 

 aus Blech; in derselben ist die Öffnung w vorhanden, die von einem kurzen 

 Glasrohre durchsetzt wird, dem sich in der Kammer der von der Yenen- 

 kanüle führende Gummischlauch anschließt, durch den die aus der Vene 

 fließende Flüssigkeit nach außen geleitet und in einen Meßzylinder Z ent- 

 leert wird. In der unteren rechten Ecke derselben Wand W^ befindet sich 

 ein Hahn zum Abfluß des Wassers aus der Wärmekammer. Die obere 

 Hälfte W^ der vorderen Wand der Kammer E bildet eine länglich vier- 

 eckige große Öffnung, durch welche das Organ nötigenfalls erreicht werden 

 kann und die während des Versuches mit einer Glasplatte von entsprechender 

 Größe verlegt wird. 



In der linken Wand der Wärmekammer sind 6 Öffnungen vorhanden 

 in zwei Reihen, zu drei in jeder Reihe. Fünf von diesen Öffnungen sind 

 während des Versuches luftdicht mit Korken verschlossen. Diese Öffnungen 

 dienen, wie wir unten sehen werden, zu Registrationszwecken. 



In der Kammer liegt auf einem Gesims eine gewölbte, durchlöcherte 

 Zinkplatte Zp, auf welche das Tier während des Versuches zu liegen kommt. 

 Außerdem befinden sich in der Kammer zwei Stative St^ und St^. Am 

 Stative St^ ist eine horizontale Achse N-^ befestigt, an welcher eine spitze 

 Präpariernadel Pr mittels der Schraube L^ fixiert werden kann. Die Präparier- 

 nadel Pr dient dazu, das zu beobachtende Uterushorn zu fixieren. Das 

 zweite Stativ St^^, das sich ganz in der Nähe der durchlöcherten linken 

 Wand der Wärmekammer E befindet, trägt eine Rolle Ä, , die nach Be- 

 dürfnis höher oder niedriger gestellt werden kann. Die Wärmekammer E 

 steht auf einem Gestell auf dem Tisch und v^ird erwärmt vom Bunsen- 



