ReGISTEATION der KoNTE AKTIONEN DER ISOLIEETEN GeBÄEMUTTEE. 413 



brenner ^^^3, der mit dem Thermoregulator T^ verbunden ist. Außerhalb 

 der Kammer, in der Nähe der durchlöcherten linken Wand derselben, steht 

 das Stativ St^. An diesem ist die Rolle R^^, die nach Bedürfnis hoch gestellt 

 werden kann, und ein Schreibhebel Sh angebracht, welch letzterer sich dem 

 Kymographion nähert. Am Schreibhebel Sh ist ein feiner Seidenfaden Fd 

 befestigt, welcher zuerst über die Rolle R^^^ durch eine der obengenannten 

 Offnungen im Ende der Wärmekammer E, in dieselbe über die Rolle R^ 

 zum Uterushorn läuft. Das Ende des Seidenfadens Fd endigt in ein äußerst 

 dünnes Stahlhäkchen Hk, welches in das Uterushorn hineingestochen wird 

 und zur Übergabe der Kontraktionen des Hernes dient. 



Sollte es wünschenswert erscheinen, die Kontraktionen beider Hörner 

 zugleich zu registrieren, so müssen bloß die Stative St^ und St^ nebst Rollen 

 und Schreibhebel mit Seidenfäden verdoppelt werden. 



Nachdem die Flaschen V^, V^, V^ mit filtrierter Lock escher Lösung 

 gefüllt und im Wasserbade C auf 38 '^ C. erwärmt sind, wird den 1 Liter 

 fassenden Flaschen V^ und V^ das entsprechende Quantum der zu unter- 

 suchenden Medikamente bzw. Gifte zugetan. Darauf wird die Speisungs- 

 flüssigkeit in den Flaschen V^, V^, V^ mit Sauerstoff aus dem Bunsenschen 

 Gasometer gesättigt und die Flaschen hermetisch verschlossen. Der Sauer- 

 stoffballon A wird mit dem Flaschensjstem vereinigt, indem der Gummi- 

 schlauch x^ vom Glasrohre g^ mit dem T-Stücke a^ verbunden wird. Die 

 Gummischläuche p und f^ werden durch die entsprechenden Klemmen 

 geschlossen ; ebenfalls werden die Schläuche u-^, u^, u^ abgeklemmt. 



Jetzt wird der Gummischlauch s^ mit dem Bunsenschen Gasometer 

 vereinigt und der Sauerstoff ballon A mit Sauerstoff so lange gefüllt, bis 

 der Druck in demselben auf 40 bis 50 """^ Hg steigt, was am Manometer M 

 leicht abzulesen ist. Der Schlauch s^ wird nun abgeklemmt und der Sauer- 

 stoffballon A durch den Schlauch s^ mit der Wasserleitung verbunden, die 

 Schlauchklemme i^ entfernt und der Wasserkran geöffnet. Man läßt das 

 Wasser aus der Leitung so lange in den Sauerstoff ballon fließen, bis der 

 Druck in dem System eine bestimmte Höhe erreicht hat, in unserer Versuchs- 

 anordnung 70™™ Hg, dann wird die Wasserleitung geschlossen und der 

 Schlauch s^ abgeklemmt. Das mit Wasser gefüllte Mariottesche Gefäß B 

 wird nun an dem Drahtseil B auf die entsprechende Höhe nach oben ge- 

 zogen und durch die Schlinge am Haken m des Statives St^ befestigt. Wie 

 hoch das Gefäß B gehängt werden muß, um den Druck auf einer bestimmten 

 konstanten Höhe zu erhalten, muß ein für allemal auf rein empirischem 

 Wege genau festgestellt werden. Nun wird die Klemme i^ vom Schlauch p 

 geöffnet; es ist dabei streng darauf zu achten, daß keine Luft im Gummi- 

 schlauche p vorhanden ist; sollte letzteres der Fall sein, so wird dieselbe 

 durch Öffnen der Klemme i aus dem Schlauche entfernt. 



