212 G. Hüfner UND E. GrANSSER: 



dem Manometer m in Verbindung steht, und in welches seitlich ein enges, 

 rechtwinklig umgebogenes, weit nach abwärts reichendes und unten offenes 

 Röhrchen r eingeschmolzen ist. Dieses trägt den fein geschliffenen Hahn h 

 und kann mittels eines kurzen Kautschukschlauches mit dem Trichterrohr t 

 verbunden werden, das seinerseits durch den Halter p in sicherer Lage 

 erhalten wird. In den kurzen Manometerschenkel ist bei z (Fig. 2) ein 

 Zweiweghahn eingeschaltet, unterhalb welches die Kapillare eine kleine 

 bauchige Erweiterung von etwa 1 ccm Inhalt besitzt, die zur Aufnahme eines 

 Quecksilbervorrates bestimmt ist. 



Das Manometer ist auf einem hölzernen Brette b befestigt, auf welches 

 eine Millimeterskala aus starkem Papier von ca. 30 cm Länge aufgeklebt 

 ist. Die Lage des Nullpunktes dieser Skala gestattet eine Abzahlung der 

 Teilstriche sowohl nach unten, wie nach oben. Das hölzerne Brett selbst 

 ist an der vertikalen Stange eines eisernen Statives d verschiebbar an- 

 gebracht und erlaubt so das Einsenken der Hülse in ein mit Wasser ge- 

 fülltes Becherglas w oder das Herausheben aus einem solchen. 



Um eine vollkommen dichte und gegen Loslösung oder Zerreißung 

 gesicherte Verbindung der Hülse mit dem Glase herzustellen, wird die 

 Hülse, wie schon bemerkt, etwa 2 em weit über das Glasrohr g gezogen, 

 in einem Zustand, wo sie, nach vorherigem Wässern, kaum noch feucht 

 ist; alsdann wird sie mit gewichstem Bindfaden umschnürt, damit fest auf 

 das Glasrohr aufgepreßt und endlich mit einer dicken Schicht sogenannten 

 Piceins, das über der Lampe geschmolzen ist, so umgössen, daß der 

 Kitt k ebensoweit auf das Glas übergreift, als er die Hülse bedeckt. Dieser 

 Kitt, der in Drudes Annalen, Bd. XVIII, zuerst empfohlen und uns 

 von der New York -Hamburger Gummiwaren - Kompagnie in Hamburg ge- 

 liefert wurde, haftet in der Tat ebensofest am Glase wie auf der Zellulose- 

 membran der Hülse, so daß die Verbindung sicher dem Drucke oder Zuge 

 1 / 2 Atmosphäre zu widerstehen vermag. 



Um das Manometer mit der nötigen Quecksilbermenge zu versehen, 

 taucht man das Ende e der zweimal rechtwinklig gebogenen Kapillare in 

 ein mit Quecksilber gefülltes Schälchen ein und holt durch Saugen am 

 Zweiweghahn soviel davon in das Manometer herüber, daß seine Menge 

 hinreicht, den bauchigen Schenkel des Manometers bis zur Querbohrung 

 dieses Hahnes, und zwar diese eingeschlossen, und den anderen Schenkel 

 ebenso hoch zu füllen. 



Die Füllung der Hülse nebst den angrenzenden Glasteilen bis zu den 

 beiden Hähnen mit der Lösung geschieht erst, nachdem die Hülse fest 

 mit dem übrigen Apparate verbunden ist. Man füllt die Lösung von dem 

 Trichter t aus ein, und zwar läßt man zuerst einen längeren Strom der 

 Lösung durch sie hindurch und bei z (Fig. 2) ausfließen, um auch sicher 



